442 Centralblatt für Physiologie. Nr. 15. 



gewöhnlichen Kymographien können zur Sphygmographie verwendet 

 werden; es wird dieses besonders erleichtert durch die Anwendung 

 von Marey's Sphygmographe a transmission. Bei allen Sphygmo- 

 graphen ist besonders zu beachten, dass das Trägheitsmoment des 

 Schreibhebels ein möghchst geringes ist; der Verf. beschreibt die 

 Herstellung eines allen Anforderungen genügenden Schreibhebels 

 mittelst eines Grashalmes und einer aus einer Federpose geschnittenen 

 Zeiehenspitze. Die Curve soll in Euss geschrieben werden, nie mit 

 Tinte, weil die für die Aufnahme derselben nothwendigen Vorrich- 

 tungen an der Spitze des Hebels im grössten Abstände von der Dreh- 

 axe die Hebelmasse sehr vermehren und die Tintenlinien nie so fein 

 gezogen werden können, wie die Spuren im Euss. Die von Bern- 

 stein zu einem photographischen Verfahren ausgebildete Methode 

 Czermak's — durch ein auf die pulsirende Hautstelle aufgelegtes 

 Spiegelchen die Pulsbewegungen ohne träge Massen zu vergrössern 

 und photographisch zu registriren (Bernstein) — ist als Oontrolmethode 

 von besonderem Werthe, ob sie jedoch mehr leistet als eine correcte 

 Sphygmographie, lässt sich bis jetzt noch nicht beurtheilen. Der 

 Verf. bemerkt, dass er voii den zahllosen beschriebenen Formen der 

 Sphygmographen nur wenige angeführt hat; es lassen sich mit jedem 

 Instrumente richtige Curven gewinnen, man kann nur anstreben, dass 

 über die allgemeinen Principien der Construction ein Einvernehmen 

 erzielt werde. Zur Prüfung der Sphygmographen werden zwei Methoden 

 angewendet; wird ein Sphygmograph auf eine pulsirende Stelle ganz 

 lose aufgesetzt, schrittweise die Federspannung, also der Druck auf 

 die pulsirende Stelle vermehrt, so lange bis der Puls die Spannung 

 nicht mehr überwinden kann, und jedesmal eine Pulscurve gezeichnet, 

 so erhält man eine Eeihe von Pulscurven. Eine mittlere Federspannung 

 liefert die grössten Curven; es gibt daher Curven von gleicher Höhe, 

 welche mit verschiedener Federspannung gezeichnet worden sind, 

 diese Curven müssen bei regelmässigem Puls und constanter Geschwin- 

 digkeit der Schreibfläche bis zur Deckung übereinstimmen. Schreibt 

 ein Sphygmograph von einem gegebenen Pulse bei verschiedenen 

 Spannungen Curven, die sich durch Form und Zahl der Theilgipfel 

 unterscheiden, so sind diejenigen mit der grösseren Zahl von Theil- 

 gipfeln verdächtig. Zu einer zweiten Prüfungsraethode werden künst- 

 liche Pulse benutzt, ein Verfahren, welches Mach, sowie Donders 

 schon benutzt haben. An einer zwischen zwei Spitzen beweglichen 

 Axe ist vorne ein Schreibhebel und rückwärts ein Griff befestigt, 

 welcher eine Drehung der Axe mit der Hand ermöglicht; um die 

 Axe ist ein Seidenfaden geschlungen, der zur Pelotte des unterhalb 

 ■befindlichen Sphygmographen geht und daselbst befestigt ist; jede 

 Drehung der Axe veranlasst durch den Seidenfaden eine entsprechende, 

 vollständig coordinirte Bewegung des Sphygmographen; die Schreib- 

 hebel der Axe und des Sphygmographen schreiben gleichzeitig über- 

 einander auf derselben Schreibfläehe. Nach wenigen Hebungen kann 

 man mit der Hand ganz gleichmässige Schwingungen ausführen und 

 deren Amplituden ohne Formänderung wechseln lassen. Bei zuneh- 

 mender Curvenhöhe kommt man zu Curven, bei welchen die Schleu- 

 derung des Sphygmographen merkhch wird; es ist also diese Curven- 



