Nr. 15, Centralblatt für Physiologie. 443 



form so lange richtig, als die entsprechende Höhe nicht überschritten 

 ist. Da die grössten Beschleunigungen im Anfangsstück der Pulscurve 

 und in der Gegend des Gipfels vorkommen, so lässt sich mit Hilfe 

 des geschilderten Verfahrens für jede Curve, bei welcher die Zeit 

 vom Beginne bis zur Erreichung des Gipfels bestimmt ist, eine zu- 

 gehörige Curvenhöhe finden, welche nicht überschritten werden darf. 

 Erwähnt ist noch die Methode von Donders und die Prüfungs- 

 methode für den Schreibhebel allein, welche Buisson angegeben hat. 

 Die sphygmographische Curve ist eine Darstellung des Druckverlaufes 

 in den Arterien; durch die Pelotte des Sphygmographen wird die 

 Arterie nicht einfach plattgedrückt, sondern der von der Pelotte auf 

 die Haut ausgeübte Druck pflanzt sich in dem vom Wasser durch- 

 tränkten Gewebe nach allen ßichtungen fort und es wird sich die 

 Arterie unter dem erhöhten Druck gleichmässig zusammenziehen. 

 Man erfährt aber über die absolute Grösse des Blutdruckes durch das 

 Sphygmogramm nichts, diese kann mit dem Sphygmomanometer 

 V. Basch's gemessen werden. Durch Blosslegung der Arterien werden 

 die Sphygmogramme nicht schärfer; der Turgor der Haut hat grossen 

 Einfluss auf die Lagerung des Sehreibhebels. Der Sphygmograph kann 

 keine sichere Auskunft über die Pulsgrösse geben, durch ihn wird 

 die Beobachtung durch die Palpation ergänzt; nur der zeithche Ver- 

 lauf des Druckes und die Form des Pulses wird durch die Sphygmo- 

 graphie mit grosser Genauigkeit registrirt. 



Das „Tonogramm'' wird erhalten, wenn bei eröffneter Arterie 

 mit Hilfe registrirender Apparate der Verlauf der Schwankungen des 

 Blutdruckes verzeichnet wird, bei welchem dem Blutdruck entweder 

 Plüssigkeitssäulen (Manometer im engeren Sinne) oder elastische 

 Kräfte (elastische Manometer, „Tonographen") das Gleichgewicht 

 halten. Die Manometer sind zur Darstellung der Pulsform in den 

 seltensten Fällen tauglich, sie geben den Mittelwerth des Druckes an, 

 sehr genau geschieht dies durch Marey's gedämpftes oder com- 

 pensirtes Manometer. Der Verf. gibt hierauf eine kurze Geschichte 

 der „Tonographen" und beschreibt schliesslich zwei von ihm selbst 

 construirte und benutzte Tonographen; bei diesen wird Luftüber- 

 tragung, der der Verf. den Vorzug gibt, benutzt; die Compensation 

 des Druckes geschieht nicht bloss durch die Kautschukmembran der 

 Luftkapsel, sondern beim ersten Modell durch ein Gewicht und beim 

 zweiten durch eine elastische Feder. Ein besonders construirtes Ver- 

 bindungsstück dient zur Verbindung des Tonographen mit den Arterien. 

 Es wird eine Methode der Prüfung des Tonographen ausführlich er- 

 wähnt, welche der bei der Aufzählung der Prüfungsmethoden für 

 Sphygmographen als zweite erwähnten Methode ähnlich ist; ausserdem 

 werden noch andere Methoden berührt und alle Umstände genau an- 

 gegeben, welche bei der Benutzung des Tonographen zu berücksich- 

 tigen sind, ferner die Art und Weise der Aichung der Instrumente, 

 der Ausmessung der Curven, der verschiedenen durch die letzteren 

 verzeichneten Qualitäten des Pulses u, s. w. 



Die Pulsschwankungen des Volumens eines grösseren Orgaues 

 oder Körpertheiles werden nach v. Kries als Volumpulse bezeichnet; 

 an einem Schema wird das Wesen der Plethysmographie und der 



29* 



