444 Centralblatt für Physiologie. Nr. 15. 



Volurapulse erörtert und dabei bemerkt, dass die Volumpulse mit 

 Hilfe einer registrirenden Luftkapsel verzeichnet werden können, wenn 

 für ein Minimum der Eeibung auf der Schreibfläche (glattes Papier, 

 leichte Berussung u. s. w.) gesorgt ist. 



Durch eine Modification der Einrichtung des Plethysmographen 

 kann man bewirken, dass nur Volumsänderungen der Extremitäten 

 in einer üurve verzeichnet werden. Eine solche Curve erhebt sich 

 über die Abscissenaxe, wenn das Volumen zunimmt, bleibt in der 

 Abseissenaxe, wenn das Volumen unverändert bleibt, fällt unter die 

 Abscissenaxe, wenn das Volumen abnimmt; über die Grösse des 

 Volumens sagt eine solche Curve nichts aus. Wird der venöse Abfluss 

 aus einer Extremität als constant angesehen, so hängen die Volums- 

 schwankungen nur von den Schwankungen des arteriellen Blutzuflusses 

 ab; V. Kries hat daher diese Curven als „Tachogramme" und die 

 Pulsschwankungen derselben als „Geschwindigkeitspulse" oder „Strom- 

 pulse" bezeichnet. Der Verf. erläutert mit Hilfe eines Schemas das 

 Wesen der „Tachographie", auf welche zuerst Fick aufmerksam ge- 

 macht hat; sodann wird ausführlich v. Kries' Tachograph beschrieben, 

 bei welchem sich im Aermel des Plethysmographen Leuchtgas be- 

 findet, das durch eine Oeff"nung einströmt und durch eine zweite 

 Oefifnuug in einen weiten Kautschukschlauch einer empfindlichen 

 Flamme zuströmt, deren Höhe auf einer lichtempfindlichen, bewegten 

 Fläche photographisch fixirt wird. Nimmt das Armvolum zu, so wird 

 der Gasstrom zur Flamme verstärkt, die Flamme höher, bei Verklei- 

 nerung des Volumens wird sie dagegen niederer. Nach Erörterungen 

 der Eigenthümlichkeiten der „Tachogramme" werden noch die Instru- 

 mente erwähnt, welche eine Bestimmung der Stromstärke in absolutem 

 Maasse zulassen. 



Im zweiten Theile werden, nachdem das Allgemeine über den 

 Herzmuskel, über die Form des erschlafften und contrahirten Herzens, 

 über die Herzfaserung u. s. w. angeführt worden ist, die Beobach- 

 tungen über die Herzbewegungen erörtert. Zur Druckmessung im 

 Herzen sind die früher beschriebenen Tonographen geeignet, aber für 

 die einzelnen Abtheilungen des Herzens verschiedene Instrumente; 

 die Bedingungen, die sie erfüllen müssen, sowie ihre Verbindung mit 

 dem Herzen u. s. w. sind ausführlich angegeben. Es ist zu bemerken, 

 dass bei eröfi'netem Thorax an blossgelegtem Herzen auch die Messungen 

 gemacht werden können, ohne dass die Erscheinungen wesentlich 

 geändert werden. Die Einzelheiten der Druckcurven der Ventrikel, 

 die Erklärungen der „negativen Phase" und die Klappenschlüsse 

 werden eingehend besprochen. Zur graphischen Darstellung des Ver- 

 laufes des Herzstosses (Cardiographie) ist den gebräuchlichen Luft- 

 kapseln, mit welchen es häufig am blossliegenden Herzen unmöglich 

 ist, richtige Herzstosscurven zu erhalten (weil im „Oardiogramm" die 

 Beschleunigung noch grösser ist als im „Tonogramm"), der vom 

 Verf. als „Herzhebel" bezeichnete Apparat vorzuziehen. Dieser ist ein 

 Winkelhebel, dessen Arme aus Fournirholz geschnitten und auf einer 

 zwischen Spitzen laufenden Axe festgeschraubt sind; durch ein Hundert- 

 gramm-Gewicht, welches an einem um die Axe geschlungenen Faden 

 hängt, wird der eine Arm gegen die Herzoberfläche gedrückt, der 



