12 Zentralblatt für Phvsiologie. Nr.;# 
von jedem Kollimatorspalt kommende Licht doppelt in je ein 
vertikal und ein horizontal polarisiertes Bündel. Ein Zwillings- 
prisma lenkt dann die Strahlen so ab, daß im ÖOkularspalt nur 
senkrecht polarisiertes Licht von einem Kollimatorspalt und horizontal 
polarisiertes vom anderen sichtbar ist. Die beiden Felder des 
Zwillingsprismas, welche durch den Okularspalt beobachtet werden, 
sind nun auf ihre Helligkeit zu vergleichen und können durch ein 
meßbar drehbares Nikol, welches zwischen Okularspalt und Auge 
angebracht ist, auf gleiche Helligkeit eingestellt werden. Dadurch, 
daß das Wollaston-Prisma zwischen Dispersionsprisma und 
Okularnikol bei der Neukonstruktion gelegt ist, wird der durch 
Doppelbrechung im Flintprisma bewirkte geringe Fehler der früheren 
Konstruktion vermieden. 
Die beiden Kollimatorspalten werden von einer und derselben 
Lichtquelle nach einer vonMartensfrüher angegebenen, aber ver- 
besserten Methode beleuchtet. Außer Absorptionströgen für stark 
absorbierende Medien werden Röhren verschiedener Länge für 
schwach absorbierende Lösungen beigegeben, welche vor jedem 
Kollimatorspalt eingesetzt werden können. 
Benutzt man zur Beleuchtung gemischtes Licht, so machen 
sich, hauptsächlich wenn der Extinktionskoeffizient der betreffenden 
Substanz in kleinen Spektralbezirken stark wechselt, erhebliche 
Fehler geltend, weil der Okularspalt immer einen endlichen Bezirk 
des Spektrums herausschneidet. Diese Fehler fallen fort, wenn mit 
homogenem Lichte verschiedener Wellenlänge nacheinander be- 
leuchtet wird, wozu eine Reihe von Metall- und Gaslinien geeignet 
sind und angegeben werden. 
Durch die Neukonstruktion hat der Apparat für Absorptions- 
messungen allerdings erheblich an Brauchbarkeit gewonnen, ist 
jedoch seiner ursprünglichen, der spektralphotometrischen Ver- 
sleichung verschiedener Lichtquellen ebenso sehr entfremdet worden. 
H. Piper (Berlin). 
Allgemeine Nerven- und Muskelphysiologie. 
M. Gildemeister. Ein mechanisches Modell eines Nervenmuskel- 
präparats. (Pflügers Arch. CI, 1/2, S. 52.) 
Läßt man eine gedämpfte (durch Federbremsung) schwingende 
Nadel, die um eine horizontale Achse drehbar ist und somit das 
Bestreben hat, sich, infolge geringer Belastung an einer Seite, ver- 
tikal zu stellen, durch das Feld einer durchstoßenen Drahtspule so 
ablenken, daß die Kraft, mit der die Nadel nach der Gleich- 
sewichtslage steht, proportional dem Winkelabstande ist, so erhält 
man unter geeigneten Bedingungen ein Modell, das beim Stromes- 
schluß (Reizen) oder bei Kondensatorentladung ähnliche Erschein- 
ungen in bezug auf den Erfolg erkennen läßt, wie das Nervmuskel- 
präparat. Als Erfolesorgan ist am Apparat ein Glöckchen ange- 
bracht, gegen das die Nadel beim Erreichen bestimmter Ablenkungen 
