122 Zentralblatt für Physiologie. Nr. 
vermag. Endlich schien mir auch die Tatsache, daß die Leistung 
der verschiedenen Finger bei derselben Person hochgradige Differenzen 
aufwies, gegen eine bloß physikalische Deutung zu sprechen. 
Die ganze Frage ist, wie sich eigentlich von selbst versteht 
eine lediglich quantitative, und ich habe daher bereits in 
meiner ersten Publikation die Mitteilung direkter Quantitäts- 
bestimmungen in Aussicht gestellt, die ich im folgenden zunächst 
wiedergebe. 
Als Meßinstrument benutzte ich — nach dem Rate meines 
verehrten Kollegen Prof. Dorn — das sogenannte absolute Elektro- 
meter nach Prof. F. Braun‘), das die direkte Ablesung in Volts 
auf empirisch genau geaichter Skala gestattet und an Empfindlich- 
keit nicht wesentlich hinter dem Goldblattelektroskop zurückstehen 
soll. Der Apparat, von der Firma E. Albrecht (Tübingen) ge- 
liefert, erwies sich bei aller Einfachheit als vorzüglich brauchbar. 
Er besteht aus einer auf einem Dreifuß senkrecht gestellten flachen 
Blechtrommel, deren vordere und hintere Flächen durch elas- 
gedeckte Zinkplatten geschlossen sind. Die letzteren besitzen ent- 
sprechende Ausschnitte zur Beobachtung und Beleuchtung der in 
Ausdehnung eines Quadranten senkrecht gestellten Skala; der auf 
dem Nullpunkt der Skala senkrecht stehende Aluminiumstreifen 
bewegt sich bei seiner Hebung mit seiner unteren Spitze zerade 
vor der Skala und gestattet so durch seine Ausschläge die Poten- 
tiale direkt in Volts auf der Skala abzulesen. Die letztere umfaßte 
bei dem von mir benutzten Instrument die Werte von 0 bis 
1500 Volts, geteilt von 100 zu 100 Volts. Die am oberen Ende mit 
einem Schraubknopf — zur Befestigung der Drahtleitung — ver- 
sehene Messingführung war gegen die Metallwandungen des Appa- 
rats durch ein durchbohrtes Stück von echtem Bernstein isoliert 
und die Isolierung in der Tat eine vorzügliche. Eine am Fuße des 
Apparats angebrachte Klemmschraube ermöglicht es, die ganze 
metallene Hülle zur Erde abzuleiten. 
Ich suchte zunächst an dem zu meinen Fingerversuchen 
dienenden Taschenkompaß festzustellen, welche Ladung einer Stange 
aus Siegellack oder aus der vorzüglich isolierenden Jenaer Glas- 
masse durch Reiben etwa erteilt werden muß, damit die Spitze der 
geriebenen Stange, der unbedeckten Kompaßnadel entsprechend 
genähert, dieselbe zu einer raschen Drehung um 90° veranlaßt. Zu 
dem Zwecke wurde mit dem Elektrometer leitend ein kleiner, oben 
offener und unten geschlossener Messingzylinder verbunden, der auf 
eine Paraffinplatte gestellt, demnach möglichst isoliert war. Ich 
brachte nun, dazwischen wiederholt an der unbedeckten Kompaß- 
nadel probierend, durch allmählich verstärktes Reiben die Stange 
in den gewünschten Zustand, der die obige Wirkung prompt aus- 
übte, senkte sie dann mit der Spitze in die Tiefe des Messing- 
zylinders hinein und las zugleich den definitiven Ausschlag auf der 
:2) Vgl. Braun, Wied. Ann. 1891 und Zeitschr. f. d. physikal,. u. 
chem. Unterricht, V, 2. Dezember 1891, S. 61. 
