496 Zentralblatt für Physiologie. Nr. 16 
Ventil (v) verbunden. Dieser 
Schlauch ist an ein Uförmiges 
Rohr befestigt. In dieses Rohr 
gibt man eine leichte Flüssig- 
keit, z. B. Wasser u. a. Auf der 
Flüssigkeit ruht ein Schwimmer, 
auf dem ein länglicher Streifen 
schwarzes Papier befestigt ist, 
dessen oberes Ende oberhalb 
der Glasröhre hervorragt. Um 
den Schwimmer am Drehen zu 
hindern, darf der Durchschnitt 
des Rohres nicht gerade rund 
sein. Die Volumänderungen in 
dem Ballon kommen zum Aus- 
druck in der Bewegung der 
Flüssigkeit und folglich auch 
des Schwimmers, der mit der 
Flüssigkeit auf- und niedergeht 
und das wohl umso besser, je 
unbedeutender die Menge der 
Flüssigkeit ist. Daher die For- 
derung, den freien Schenkel des 
Uförmigen Rohres kurz zu 
machen. Bei unseren Röhren war 
derselbe 3 em. Mit Rücksicht 
auf Reibung und Kapillarwir- 
kungen darf dieses Rohr nicht 
zu eng sein. Wir benutzten Rohre 
von Smm Weite. Es soll ge- 
prüft werden, welche Fehler 
die Schwingungen der Flüssig- 
keitssäule im Pulsbild anrichten. 
Die Bewegungen des Schwim- 
mers können wir auf folgende 
Weise registrieren : Wir werfen 
ein starkes Licht (L, Fig. 1) 
durch ein Mikroskop (M, Fig. 1) 
und fangen aus dem Lichtkegel, 
welcher das Mikroskop verläßt, 
Y 
ZN: 
II and III m. d. Vergrößerung 32 
TE TEE ZT EEE 
SE FTERE N En 5 
fe) 
> 
ER IR 
2. Plethysmographische Pulskurve artt. dig. 
RR > auf der Wand einer Camera 
ra = obscura (C, O, Fig. 1) einen 
Lichtkreis auf. Durch eine senk- 
Mate | FE rechte Spalte (S, S, Fig. 1) in 
he! — dieser Wand kann ein Licht- 
a streifen auf ein Film (F, Fig. 1) 
fallen, der auf eine Marey- 
schen Trommel (T, Fig. 1) auf- 
gezogen ist, welche in der 
Camera obscura steht. 
