618 Zentralblatt für Physiologie. Nr. 20 
Kollodium; diesem ist, wie in meinem ursprünglichen Mikrophon *), 
ein hammerartiger hölzerner Stift aufgeklebt, der die Membran 
etwas überragt, und dem Stift wieder ein kleines Spiegelchen, dessen 
Bewegungen photographisch registriert werden können. Da ich 
aber bisher kein Kymographion für photographische Registrierung 
zur Verfügung hatte, habe ich mich vorläufig damit begnügt, mit 
Hilfe des Heliostaten einen Sonnenstrahl auf das Spiegelchen zu 
werfen und diesen zu beobachten, während der Apparat mit einem 
auf die Brustwand gesetzten Stethoskop durch einen Gummischlauch 
verbunden war. Dabei zeigte sich, daß nur kleine rhythmische 
Bewegungen des Lichtstrahls sichtbar wurden, wenn dieser auf 
eine Entfernung von etwa 10 m pro- 
jiziert wurde; ferner zeigte sich bei 
diesen Beobachtungen, daß der Licht- 
hebel nicht immer in einer Ebene schwang, 
sondern in verschiedenen Ebenen und 
kreisförmige Figuren anstatt gerader 
Linien zeichnete. Um nun den künst- 
lichen Hammer zur Schwingung in einer 
Ebene zu zwingen, habe ich ihm, wieder- 
um in Anlehnung an die Verhältnisse 
des Gehörorgans, eine Drehachse sge- 
seben, indem ich einen sehr dünnen 
Seidenfaden senkrecht zur Schwingungs- 
ebene durch den Hammer führte an 
der Stelle, wo er die Membran verläßt. Dieser Faden ist zwischen 
zwei Armen eines Halters ausgespannt und kann mit Hilfe 
der kleinen in der Figur sichtbaren Hebel, durch deren Achse er 
gesteckt ist, torquiert werden. Auf diese Weise kann man zu- 
gleich dem künstlichen Trommelfell mit Hilfe des Hammers eine 
gewisse Spannung erteilen und der Hammer kann ohne Reibung 
schwingen. Im Hammer ist der Faden in eine feine Kerbe ein- 
geklemmt. 
Da nach den vorläufigen Versuchen zur Registrierung der 
Herztöne starke Vergrößerungen erforderlich sind, habe ich in einem 
zweiten Modell die Hammerbewegung zunächst mechanisch ver- 
größert, indem ich die Schwingung auf eine Flüssigkeitssäule über- 
trug und so eine weitere Analogie mit dem Gehörorgan herstellte. 
Die Flüssigkeit befindet sich in einem möglichst kurzen Röhrchen 
von 1'/, mm Lumen, das in eine Kapillare von etwa !/, mm Lumen 
ausgezogen ist. Der in der Kapillare liegende Meniscus kommt 
dann unter dem Mikroskop zur Beobachtung, bzw. zur Registrierung. 
Die Uebertragung der Hammerbewegung auf die Flüssigkeit ge- 
schieht durch einen kleinen Piston. Mit diesem Modell habe ich 
vorläufig keine befriedigenden Resultate erzielt, wahrscheinlich 
wegen Reibungsfehlern. 
*) Deutsche med. Wochenschr. 1. ce. Fig. 6. 
