5) 
1 Jg 
Ungefähr Zu über dem Boden des Gefasses geht 
seitwärts eine gerade Rohre 3 aus, deren innerer 
Durchmesser 173’ beträgt. Dieselbe verlängert 
sich in horizontaler Richtung 8° weit von dem 
Gefasse und kann der Bequemlichkeit wegen, in 
ihrer Mitte durch eine Schraube C auseinander 
genommen werden. Ungefähr ı vor ihrem Ende 
ist sie mit einem Hahn / versehen, durch dessen 
Oeffnen und Schliefsen der Gasstrom regliert wird. 
In der Mitte des Deckels ist das Ventil D, 
welches demjenigen einer Windbüchse ähnlich ist, 
befestigt, so dals es ungefähr 24’ weit in den 
innern Raum des Gefäasses hinabreicht. Ueber 
diesem Ventil ‘wird die Gondensationspumpe 
aufgeschraubt. 
In F hat der Deckel eine kleme Oeffnung, 
welche mit einer Schraube vollkommen uftdicht 
verschlossen wird ”). 
Das Füllen des Instruments geschieht auf fol- 
gende Art. Zuerst muls die in demselben enthal- 
tene atmospharische Luft herausgeschafft werden. 
Dieses wird dadurch bewerkstellist, dals man es 
durch die Oeffnung 7 mit Wasser anfank, Hierauf 
wird, nachdem diese Oeffnung wieder verschlos- 
sen, eine das Gasgemenge enthaltende Blase G 
an die Schraube H der Condensationspumpe an- 
gesetzt und das Gas aus derselben bei geoffnetem 
Hahn / hineingepumpt, bis, bei eiWae geneigter 
Stellung des Tostrnnientäh. kein Wasser mehr aus- 
fliefst. ® Alsdann wird dei Hahn sogleich zuge- 
dreht und die beliebige Menge von Gas durch die 
Pumpe hineingebracht. 
”) Die Ausführung meines Instrumentes geschah durch un. 
‘  sern geschickten Mechaniker Sceherzk , dem ältern. Gerne 
gestehe ich, demselben mehreres an seiner Einrichtung 
zu verdanken. 
