140 
Bei dem Gebrauche des Instrumentes werden 
an das Ende der Ausstromungsröhre Ansätze von 
beliebiger Gestalt A, ZL mit femen Oeffnungen 
angeschraubt. 
Obgleich meine oben angegebenen Versuche 
mich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auf hinlang- 
liche Starke meines Apparates bei einer etwaigen 
Entzündung des Gasgemenges schliessen liessen , 
so ware es doch unklug gewesen, nicht noch be- 
sondere Versuche hierüber anzustellen. 
Zu diesem Ende füllte ich das Instrument mit 
seinem /fachen Volumen Knallgas aus 2 Volumen 
Wasserstoff- und ı Volumen Sauerstofigas *) und 
entzundete es mittelst des elektrischen Funkens , 
den ich durch einen in / hineingekitteten, durch 
eine Glasrohre isolierten messingenen Draht hin- 
einleitete. Das Gas verbrannte dabei ohne Scha- 
den für das Gefals mit einem schwachen klingen- 
den Tone, ungefähr als wenn man mit einem harten 
Korper einen schwachen Schlag an den Cylinder 
gethan hätte. Das Gefals fand sich bei der Un- 
tersuchung bis auf einen geringen Ruckstand, der 
aus Stickgas und Wasserstofigas bestand , leer. 
Das nämliche Resultat erhielt ich, als ich zu ver- 
schiedenen Malen den Versuch mit 6—-8facher 
Ladung wiederholte. x 5 
Im Anfange hatte ich die Ausstromungsrohre 
zum Theil aus Glas verfertigen lassen. Dieser 
Theil wurde bei jenen Versuchen mehrmals zer- 
trummert. Auch milslangen einige dadurch , dafs 
*) Das Sauerstoffgas war zu diesen wie zu allen folgendeu 
Versuchen durch Erhitzen von Braunstein und Waschen 
des erhaltenen Gases mit ätzendem Kalı, und das Wasser. 
stoffgas durch Auflösen von Zink in verdünnter Schwe. 
felsaure bereitet worden, 
