147 
nicht vortiheilhaft sei, weil sonst durch die starke 
Bewegung des ausstromienden Gases die Proben, 
wenigstens die pulverformigen und die geschmol- 
zenen leicht weggeblasen hd Ein gleichfor- 
mig anhaltendes mälsiges Ausstromen Eral Gases, 
welches durch Drehen des Hahns leicht erhalten 
werden kann, fand ich immer am wirksamsten. 
Delswegen ist es nicht rathsam den Apparat klei- 
ner als der vorliegende ist, zu construieren, weil 
man sonst für manche Versuche nicht einen hin- 
langlich gleichformigen Gasstrom erhält. Die mei- 
sten der gewohnlichen Apparate scheinen mir zu 
klein. 
Es ist ferner nicht rathsam , einen Versuch so 
lange fortzusetzen bis die Stromung des Gases 
schwach zu werden anfangt, weil sonst sehr leicht 
die Flamme von der Probe zurückgetrieben, in 
die Rohre hineingelangt und die Entzündung des 
Gases im Innern des Gefässes veranlafst, welche 
zwar vollkommen gefahrlos ist, aber immer den 
Verlust des explodierenden Gases zur Folge hat. 
Ich pflege um dieses zu vermeiden, mit der linken 
Hand beständig den Hahn zu reglieren , sobald 
ich ein Abnehmen des Gasstroms fühle, welches 
bei einiger Uebung lehr leicht ist, den Versuch zu 
unterbrechen , und einen neuen Antheil Gas hinein- 
zubringen. 
Zu den meisten Versuchen fand ich den ge- 
bogenen Ansatz Z am begiessten, ia LIE 
nung mag ungefähr 4 — 3" betragen. Zu gros- 
sern Verbrennungsversuchen wende ich a elen 
den geraden Ansatz K an, dessen Oeffnung un- 
gefahr %7' Durchmesser hat. 
Die groste Schwierigkeit fand ich bei der 
Auswahl einer passenden Unterlage, auf welcher 
