I: 
Neue Einrichtung des V olta’schen Eudiomelers. 
Von ebendemselben. 
Eines der unentbehrlichsten Instrumente für 
die Analyse der brennbaren Gasarten ist das Vol- 
tasche Kudiometer,, daher denn auch die Chemi- 
ker haufig darauf bedacht gewesen sind, die Ein- 
richtung desselben zu verbessern. Eine Haupt- 
schwierigkeit bei den Versuchen mit diesem In- 
strumente , ist die heftige Detonation gewisser 
Gasgemenge, welche oft die stärksten Rohren 
mit nicht geringer Gefahr für den Experimentator 
zertrummert. Besonders gefährlich sind die De- 
tonationen von Gemengen aus Sauerstoffgas mit 
olbildendem Gas. Saussure“) und Berzeliüs® Pr 
geben an, dafs die stärksten Eudiometer dadurch 
zerschlagen werden. Auch Berthollet hemerkt”*”) 
er habe die Analyse des olbildenden Gases mittelst 
dem Volta’schen Eudiometer nicht zu Stande ge- 
bracht, indem ihm zwei starke nie dieser 
Art zertrummert worden seien. 
Obgleich nun Saussure diesem Val 
dadurch abgeholfen hat, dals er mehr Sauerstoff- 
gas Ankäihäte als zur Verbrennung erforderlich ist, 
wodurch die Heftigkeit der Explosion wegen der 
Blastizität des bei der Detonation_unthatig bleiben- 
den Antheils von Sauerstofigas, vielleicht auch 
*”) Annales de Chimie LXXVIII. 59. — Gilberts Annalen 
XLII. 351. 
**) Lehrbuch der Chemie. — Jahresbericht I. 30. 
”+) Memoires de dien societe d’Arcueit II. Gilberts Annalen 
AXXIV,. 412 
