wegen der durch dasselbe bewirkten Abkühlung 
des brennenden Gemenges gemildert wird, und 
man auch zur Analyse brennbarer Gasarten ‘Ap- 
parate erfunden hat, worin die Verbrennung lang- 
sam vor sich geht‘ ), sowan dach in vialin Biilie 
ein Budiämeter ‚ welches die Detonation aushielte , 
sehr zu wunschen. 
Da ich bei meinen Versuchen-üuber das Rnall- 
gasgebläse die Erfahrung gemacht hatte, dafs selbst 
ein comprimiertes Gemenge aus TER Gas 
und Sauerstoffgas in einem metallenen Gefasse von 
hinlanglicher Stinke ohne Schaden abgebrannt wer- 
den Kan , so suchte ich diese Erfahrung auch auf 
die Construktion eines solchen Eudiometers anzu- 
wenden. Ich gab demselben folgende Einrichtung. 
AB Fig. 2. ist ein hohler Cylinder aus ge- 
schmiedetem Tisön; (z. B. der unterste Theil eines 
starken Flintenlaufes) von 6—7 Zoll Länge und 
etwa 0,7 Zoll innerem Durchmesser. In4 ist 
derselbe mit einer Schraube verschlossen, durch 
welche ein mittelst einer Glasrohre isolierter und 
in eine kleine Kugel sich endigender Draht einge- 
fuhrt wird. Das untere Ende des Rohres ZB 
hat eine etwas verengte und mit einem sorgfaltig 
eingeschliffenen Hahn Z versehene Oeffnung,, BR 
ter welcher es sich wieder etwas trichterformig 
erweitert. Der Gebrauch dieses Instrumentes 
ergiebt sich von selbst. 
Da dergleichen Versuche, wenn sie genaue 
Be llste liefern. sollen ‚ über Queksilber angestellt 
werden mussen, so habe ıch mein Instrument aus 
Eisen verfertigen lassen. Wollte man es zu Ver- 
suchen über Wasser anwenden , so ware ein ku- 
pfernes zweckmaälsiger. 
*) Wie z, B. derjenige von Henry, in Gilb. Annal, XL. 
