23S 



jrukt, zoo kan 0,001 millim. worden beteekend 

 door mmm (mikro-millimeter). 



Ik mag de verschillende middelen , waarvan 

 men zich tegenwoordig bedient , om den door- 

 meter van mikroskopische voorwerpen te bepalen, 

 bij den lezer als bekend vooronderstellen. De- 

 zelve zijn meer of minder naauwkeurig. Tot de 

 naauwkeurigste behooren de schroefmikrometers, 

 indien zij goed vervaardigd zijn. Bij een door 

 mij Ihaus gebruikt , aan het physisch kabinet be- 

 boorend mikroskoop van Dolloisd, behoort een 

 schroefmikrometer , waarvan elke verdeeling be- 

 antwoordt aan 0,000055 millim. (iets meer dan 



— ï — mm.). Bij een getal van 20 met dezen 



mikrometer bij eene 530 malige vergrooting ver- 

 rigle metingen , waartoe een glasmikrometer van 

 CuEVALiEa als maat gebruikt werd , was het 

 grootste verschil iets meer dan 3 verdeelingen , 

 d. i. minder dan ^g— millim. Dit is echter eene 

 uaauwkeurigheid, die de minste schroefmikrome- 

 ters bezitten. Die , waarvan een ander , mede 

 thans onder mij berustend mikroskoop van Asiici, 

 (welks optisch gedeelte overigens zeer goed is) 

 voorzien is, zijn geheel onbruikbaar. 



De methode door middel van het portative zon- 

 mikroskoop, waarvan ik de beschrijving in het 

 Bulletin des Sciences naturelles 1839, heb mede- 

 gedeeld , doet in naauwkeurigheid weinig onder 

 voor den zoo even genoemden schroefmikrometer, 

 en prijst zich aan door den veel grooteren spoed. 



