2 AKSEL S. STEEN. TERRESTRIAL MAGNETISM. [NoRW. POL. EXP. 
assistance in the arrangement of the magnetic part of the expedition’s 
equipment, a request to which Professor Neumayer acceded in the most 
obliging manner. Among other things, he constructed a magnetic apparatus 
especially adapted to the conditions under which it was to be expected that 
the observations would have to be carried out, and made under his special 
supervision by Herr E. A. Zscuau, the mechanician of the ‘Deutsche Seewarte’. 
In a manuscript document? also sent to the expedition, containing a de- 
scription of the several parts of the apparatus, and an account of the deter- 
minations of the constants of the instrument made in Hamburg before its 
despatch, Dr. Neumayer expresses himself at some length introductorily as to 
the fundamental principles followed in the design and construction of the 
apparatus. 
These remarks, comprising 10 separate points, are as follows: 
“4, Die astronomischen Bestimmungen sind durch den magnetischen 
Apparat nicht auszufiihren. Die Kollimation des Kreises wird durch ein, von 
dem Apparate ganz getrenntes Instrument auf den Kreis desselben tibertragen. 
Nur in Fallen, wenn die Beobachtungen eines Gestirnes nahe tiber dem Hori- 
zonte ausgefiihrt werden kénnen, kann auch mit demselben eine Bestimmung 
der Kollimation des Kreises erfolgen. Bei der Durchfithrung astronomischer 
Beobachtungen sind die von Prof. Moun in einem besonderen Memoire nieder- 
gelegten Ansichten als maassgebend zu erachten. 
2. Wenn es auch unwabrscheinlich ist, dass der Gebrauch des Fox’schen 
Instrumentes an Bord des Expeditionsschiffes ,Fram“ immer médglich sein 
wird, so schien es doch zweckmissig, dieses werthvolle Instrument zu Zwecken 
der relativen Werthbestimmung der Inclination und der Total-Intensitit bei 
der Expedition zu verwenden. Die Bestimmung der Horizontal-Komponente 
wird selbst bei Anwendung der gréssten Umsicht bei dem kleinen Werthe 
dieses magnetischen Elementes auf erhebliche Schwierigkeiten stossen. 
3. Es schien wichtig, im allgemeinen die Form des Neumayer-BAaMBERG- 
schen Deklinatoriums beizubehalten, da sich dasselbe in jeder Beziehung 
bewihrt hat und im iibrigen gestattete, dass ein Apparat zu Horizontal- 
Intensitats-Bestimmungen damit verbunden wurde. Sonach konnte die aussere 
Form und Aufstellung — wie dieselbe im Handbuche fiir Instrumentenkunde 
' Designated in this paper as Dr. Neumayer’s manuscript. 
