4 AKSEL S, STEEN. TERRESTRIAL MAGNETISM. [NORW. POL. EXP. 
Kiiste tiber den Pol nach der Franklin-Bay durchzudringen, zu realisiren 
vermag, so wird die horizontale Komponente bis zu 0.36 der Gauss’schen 
Einheit abnehmen, wodurch die Schwierigkeit der Bestimmung derselben 
erheblich erhéht wird. Es muss aus diesem Grunde Bedacht darauf ge- 
nommen werden, die Totalintensitét bestimmen zu kénnen, so dass man 
jederzeit die Horizontal-Komponente oder die Totalkraft zu bestimmen vermag. 
Fir den letzten Zweck bietet der Fox’sche Apparat die beste Gewahr. Denn 
wenn auch zugegeben werden muss, dass an Bord dieser Apparat wegen der 
anzubringenden Deviationen nicht fiir alle Fille geniigen kann, so ist doch 
auf dem Eise jederzeit mit demselben — sei es unter Anwendung der car- 
danischen Aufhingung, oder bei fester Aufstellung — ein gutes Resultat zu 
erlangen; vorausgesetzt, dass die Untersuchung desselben an einer Basis- 
Station entsprechend ausgefiihrt worden ist. Es wird daher von der Vor- 
aussetzung auszugehen sein, dass — wenn immer es méglich ist — die 
Horizontal-Komponente mittels Ablenkungen und Schwingungen bestimmt 
und mit ihr zugleich die Totalkraft mittels Deflektoren ermittelt wird. Beide 
Manipulationen lassen sich mit Leichtigkeit in kurzer Zeit selbst unter den 
schwierigen Verhiltnissen, wie sie bei einer Expedition von der Art der 
bevorstehenden nicht selten eintreten werden, ausfiihren. Letzteres gilt be- 
sonders fiir die Ermittelung der Horizontal-Komponente mittels Ablenkung 
allein, zu welchem Zwecke die Entfernung des ablenkenden Magnets — wie 
wir spiiter sehen werden — eine den Verhiiltnissen entsprechende fest be- 
stiimmte sein muss. 
7. Da es haufig nicht méglich sein diirfte, die genaue Einstellung der 
freien Nadel mit Spiegel und Telescop zu bewirken, so ist durch ent- 
sprechende Marken auf dem Gehiause des Deklinations-Apparates darauf 
Bedacht genommen, dass die Einstellung mit freiem Auge mit einiger Sicher- 
heit bewirkt werden kann. Es sind dem Apparate in einem Etui zwei Nadeln 
beigegeben, welche zur Bestimmung der Lage des magnetischen Meridians in 
Ermangelung besserer Gelegenheit benutzt werden kénnen. Dass die Kolli- 
mation dieser Nadeln, da sie nicht umgelegt werden kénnen, durch Ver- 
gleichen mit der umlegbaren Deklinationsnadel zu ermitteln ist, bedarf wohl 
kaum erst der Erwihnung. 
8. Es wurde bei der Anfertigung des Neumayer-Fox’schen Apparates 
die grésste Sorgfalt darauf verwendet, dass das zur Anwendung gelangende 
