No. 7.| INTRODUCTION. 5 
Material vollkommen eisenfrei war. In dem magnetischen Pavillon der 
Deutschen Seewarte wurde behufs der Untersuchung auf Eisenfreiheit eines 
jeden Stiickes Metall ein magnetisches Variometer aufgestellt, mittels dessen 
leicht und rasch die Untersuchung ausgefiihrt werden konnte. Die nachtrig- 
liche griindliche Priifung des fertiggestellten Apparates hat denn auch er- 
geben, dass derselbe in der bezeichneten Hinsicht als vollkommen einwurisfrei 
anzusehen ist. 
9. Bevor an die Bestimmung der Konstanten des Apparates geschritten 
wurde, ist wihrend einer Reihe von Tagen eine eingehende Untersuchung 
desselben ausgefiihrt worden, bei welcher Gelegenheit Herr Lieutenant Scorr- 
Hansen, Mitglied der Expedition, zugegen war und sich unter Leitung des 
Dr. Neumayer an den Untersuchungen betheiligte. Die letzteren wurden in 
dem magnetischen Pavillon an der Nordost-Seite des Dienstgebiiudes der See- 
warte und in dessen Nahe ausgefiihrt. Erst nachdem diese Untersuchungen 
beendet und mannigfache Verinderungen an dem Apparate bewirkt worden 
waren, schritt man zur Bestimmung der Konstanten des Apparates im 
Kompass-Observatorium der Deutschen Seewarte. Diese letzteren Unter- 
suchungen wurden in der Zeit vom 3. bis 9. Juni 1893 von dem Direktor 
der Seewarte und Herrn Lieutenant Scorr-Hansen von der Expedition aus- 
gefiihrt. 
10. Es ist nur gerecht und den Verhiltnissen entsprechend zu konsta- 
tiren, dass — bevor die Konstruktion des Apparates in Angriff genommen 
worden ist — ein Versuchs-Apparat konstruiert wurde; erst nachdem die 
Beobachtungen mittels desselben entsprachen, entschied man sich fiir den 
Plan, welcher bei Herstellung des Nansen’schen Apparates zu befolgen war. 
Der leitende Gesichtspunkt dabei war, die Beobachtungen so rasch als méglich 
ausfithren zu kénnen, ohne die Zuverlissigkeit derselben zu gefihrden. Zu 
einem Urtheile daritber konnte man aber begreiflicherweise erst auf dem 
Wege des Experiments gelangen, daher denn auch das so eben geschilderte 
Verfahren eingeschlagen wurde.” 
As indicated in the above-quoted extract from Dr. Neumayer’s manuscript, 
the magnetic apparatus E. A. Zscuau No. 289, employed during the expe- 
dition, was a combination of the well-known Neumayer-Declinatorium! and 
1 Handbuch der nautischen Instrumente. Zweite Auflage. Berlin, 1890, p. 272. 
