XLIX] Om det ovanligt höga lufttrycksuiaximet d. 22 jan. 1907. 11 



ring. Emedan såväl barografens korrektion som dess höjd 

 öfver hafvet ej äro exakt bekanta, har jag korrigerat de ur 

 barogrammen direkt erhållna värdena med en konstant kor- 

 rektion, som härledts genom interpolation mellan Wiborg 

 och Sordavala. Vid korrektionsbestämningen hafva endast 

 sådana tillfällen tagits i betraktande, då barometerstånden, 

 reducerade till hafvets nivå, varit < 2 mm olika å de nämnda 

 orterna. Den såsom medeltal erhållna korrektionen var — 0.6 

 mm samt de här angifna, på detta sätt äfven till hafvets nivå 

 korrigerade lufttrycksvärdena för Kronoborg kunna på grund 

 af de interpolerade korrektionernas variation antagas vara 

 säkra på +0.2 mm. Därvid har dock ett eventuellt fel i tid 

 ej tagits i betraktande. 



De i följande tabell anförda barometerstånden för 

 Helsingfors hafva aflästs å Sprung-Fuess' stora barograf. 

 Skalan å denna räcker icke till för de höga barometerstån- 

 den, så att barografen ej funktionerade mellan kl. 2 och 9 a 

 den 21 januari. För denna tid har den mindre reservbaro- 

 grafen å anstalten „E,ichard" (större modell) blifvit afläst. 

 Efter kl. 9 a fördes emellertid registrerpennan å ,,Sprung- 

 Fuess" inom skalan genom att en af de öfvervikter, som 

 vanligen påsättas på den kortare vågarmen i stället sattes å 

 den motvikt, som finnes anbragt å ändan af den längre våg- 

 armen. Den konstanta korrektionen bestämdes genom jäm- 

 förelser med en „Wild-Fuess" barometer N:o 434, som åter 

 genom förmedling af en annan jjWild-Fuess" N:o 129 något 

 senare komparerades med anstaltens normalbarometer „Sun- 

 dell". De Jiär anförda barometerstånden måste därför anses 

 säkra på +0.i mm. Temperaturen i Helsingfors är åter af- 

 läst å en termograf „Fuess", större modell, som är uppställd 

 i hyddan å anstaltens gårdsplan. Med ledning af 3 dagliga 

 komparationer mellan termografen och en i samma hydda 

 befintlig psychrometer inom bleckbur och med ventilator 

 har för hvarje kurva en särskild konstant korrektion blifvit 

 bestämd samt anbragts till de direkta afiäsningarna af termo- 

 grammet. 



