N:o 18) Uber die anemometrischen Windstärkemessungen in Finland. 3 
dasselbe beeinflussen kann. Die Schalen des Anemometers 
haben einen Durchmesser von 102.3 mm und die Mittelpunkte 
derselben befinden sich 381.8 mm von der Achse des Anemo- 
meters. Das ,Schalenkreuz wiegt zusammen mit der beweg- 
licechen Achse 1478.42 g. Die Arme sind im Durchschnitt 
linsenförmig, damit der Wind einen möglichst kleinen Druck 
auf den Apparat ausäbe. Die Dicke derselben ist 5.5 mm 
und die Breite 16.3 mm. 
Das Anemometer stand in elektrischer Verbindung mit 
einem Zählwerke im Observatorium. Nach 80 Rotationen des 
Schalenkreuzes wird ein Kontakt in dem Anemometer her- 
vorgerufen und dadurch der Zeiger des Zählwerkes um einen 
Grad vorwärts geröckt. Im Juni 1897, als die stäöndlichen 
direkten Beobachtungen durch selbstregistrierende Apparate 
ersetzt wurden, wurde das Anemometer mit einem Registrier- 
apparate von Sprung-Fuess verbunden. 
Selbstverständlich bemähte sich Nordenskiöld sofort 
die Konstanten des Anemometers zu bestimmen. Er gibt 
an,!) dass er zuerst mit Zuhilfenahme der Theorien von 
Dohrandt?) und Thiesen 3) die absoluten Windgeschwin- 
digkeiten, die den Umlaufszahlen des Anemometers entsprechen, 
zu berechnen versucht hat. Aber da er auf diese Weise 
keine verwendbaren Resultate bekommen konnte, hat er auf 
empiriscehem Wege eine Reduktionstafel aufgestellt. Wahr- 
scheinlich ist er dabei folgendermassen verfahren. Er hat 
gleichzeitig die Windstärke anemometrisch gemessen und nach 
den Wirkungen auf Bäume u. s. w. in Beaufortgraden geschätzt. 
Diese Komparationen hat er zusammengestellt und dabei die 
Beaufortgrade in absolutes Mass nach der Skala von Scott 
verwandelt. Mit Anwendung der Methode der kleinsten Qua- 
drate hat er aus diesen Beobachtungen die folgende For- 
mel erhalten: 
1) v=0.4 + 0.229 n + 0.00075 n?, 
wo v die Windgeschwindigkeit und n die Anzahl der Kon- 
takte des Anemometers pro Stunde bedeutet. Diese Formel 
2; resa BUD Å) 
2?) Repertorium fiir Meteorologie. Bd IV n:o 5 u. VI n:o 5. 
3) Repertorium fiir Meteorologie. Bd V n:o 5. 
