6 Osc. V. Johansson. [XLVII 
Schalen under den Abstand (r) zwischen Achse und Schalen- 
zentra kennt; sie lautet:!) 
å R? RT 
3) B=23.0133 — 53.7367 — + 1033.81 2 
10 
Setzt man in dieser Formel R = 0.1028 und r= 03809 
bekommt man: 
BESS 
Dieser Wert ist somit bedeutend kleiner als der R v- 
binson'sche und nicht viel mehr als die Hälfte von demje- 
nigen Werte (4.3), zu welchem die Formel 1) von Norden- 
skiöld fäöhrt. Es ist hierbei jedoch zu beachten, dass die 
Formel von Dohrandt streng genommen nicht mehr fär die 
betreffenden Dimensionen des Anemometers gilt, denn bei 
den Anemometern, die er bei seinen Versuchen angewendet 
hat, schwankte r zwischen den Grenzen 0.15 u. 0.3 m und 
R zwischen 0.036 u. 0.08 m. 
2. Reduktion der neueren Messungen in Helsingfors 
auf absolutes Mass, 
Die durch die obigen einleitenden Betrachtungen gewon- 
nenen Resultate wollen wir in diesem Abschnitte durch Ver- 
gleichungen mit einem verificilerten Anemometer bestätigen. 
Seit den 1890:er Jahren hat die Meteor. Zentralanstalt 
einige verifizierte Anemometer för einige Stationen ange- 
schafft. Die 3 ersten Anemometer wurden vom Mechaniker 
Freiberg in Petersburg angefertigt und wurden alle auf 
dem Rotationsapparate von Com bes im Zentralobservatorium 
zu Petersburg verifiziert. Im Jahre 1896 wurden fär die 
Zentralanstalt wieder 2, (N:is 100 u. 101) und im Jahre 1901 
3 neue ähnliche Anemometer (N:is 102, 103 u. 104) von dem 
Mechaniker Falck-Rasmussen in Helsingfors hergestellt. 
tyET Ch SU 3: BUDO) SIMA 
