N:o 18] Uber die anemometrisehen Windstärkemessungen in Finland. 27 
der 2-jährigen Messungen an der finnischen Polarstation So- 
dankyla (p=610 24' 1= 267 36") mitteilen. 
Vor der Wiedergabe dieser Mittel seien hier einige An- 
gaben iber die Anemometer und deren Aufstellung an den 
resp. Stationen angefäöhrt. Fäör käönftige Untersuchungen 
scheint es vorteilhaft, hier in einem Zusammenhange die Re- 
duktionsskalen aller der Meteorologischen Zentralanstalt in 
Helsingfors zugehöriger 9 Robinsomn'schen Anemometer 
mitzuteilen. In der Tab. IX ist dieses geschehen, indem fär 
jeden Meter pro Sekunde der Windstärke die entsprechende 
Zahl der Anemometerkontakte in der Stunde oder in 10 Min. 
angegeben ist. 
Von diesen Anemometern sind alle mit Ausnahme des 
schon behandelten alten Beobachtungs-Anemometers in Hel- 
singtors von derselben Konstruktion und auch ungefähr von 
derselben Grösse. Die 7 Anemometer N:is 101—104, 15, 19 u. 
7470 sind alle direkt an dem Rotations-Apparate Combés in 
Petersburg verifiziert. Die Verifikationen der 4 Anemometer 
N:is 101—104 wurden im Jahre 1902 ausgefährt und die Resul- 
tate sind in anderer Form schon in der Tab. II angegeben. Die 
drei Anemometer N:is 15, 19 u. 7470 wurden im Juni 1893, 
Februar 1893 resp. Januar 1897 verifiziert. Die Ergebnisse 
hiervon finden sich in der Tabelle als Mittelwerte der vom 
genannten Observatorium gegebenen Grenzwerte der Kon- 
taktzahlen. !) 
Das alte Beobachtungs-Anemometer in Helsingfors ist, 
wie oben näher dargelegt, mit dem verifizierten Anemometer 
N:o 104 verglichen und die Skala för dieses Anemometer in 
der Tabelle nach der Tab. IV gebildet. Schliesslich ist das 
Anemometer N:o 100 wiederum durch Vergleiche mit dem 
alten Anemometer verifiziert. N:o 100 wurde nämlich vor 
1903 als Reserve-Instrument an der Zentralanstalt in Helsing- 
fors benutzt, wobei dasselbe von Herrn F. af Hällström 
mit dem alten Anemometer bei verschiedenen Windstärken 
in den Jahren 1901 und 1902 kompariert wurde. Hierdurch 
konnten auch dessen Angaben in absolute Windstärken äber- 
tragen werden. 
!) Din Kontaktzahlen fir N:o 19 sind doch verdoppelt aus Griinden, 
die auf der S. 36 näher angegeben werden. 
