No: 18] Uber die anemometrischen Windstärkemessungen in Finland. 29 
In Lauttakylä fingen die Anemometer-Beobachtungen 
am 20 Sept. 1893 an und wurde das Anemometer N:o 15 bis 
2 Okt. 1895 angewandt. Seit 13 Juni 1901 ist wiederum N:o 
7470 beobachtet worden. In der dazwischenliegenden Zeit 
ist ein drittes, dem Beobachter, Propst W. Lindstedt ge- 
höriges Anemometer zur Anwendung gekommen. Dieses war 
ganz ähnlich dem Anemometer N:o 15 vom Mechaniker 
Snellman nach den Angaben Herrn Lindstedt's an- 
gefertigt. L. hat dieses mehrmals mit N:o 15 verglichen und 
dieselbe Rotationsgeschwindigkeit an beiden gefunden. Gele- 
gentlich einer Inspektionsreise im Nov. 1904 habe ich auch 
bei einer Windstärke von 4 m p. s. gleiche Ergebnisse er- 
halten, wobei aber N:o 7470 als Vergleichsanemometer ange- 
wandt wurde. Nach der Tab. IX kann man aber die zwei 
Anemometer N:o 15 u. 7470 als gleichwertig betrachten. Alle 
in Lauttakylä angewandten Anemometer können somit als 
identisch angesehen werden, und darum hat man fär die 
ganze Zeit seit 1893 dieselbe Reduktionstafel, nämlich die 
von N:o 7470, angewandt. 
Fär das Anemometer ist auf einem 7.2 m hohen Neben- 
gebäude ein besonderer 6.4 m hoher Thurm oder eine Art 
von Geräst aufgefährt, so dass das Schalenkreutz sich 13.6 
m äber dem Boden befindet. Die Umgebung ist sehr flach 
und frei von Wald, so dass die Anemometer-Aufstellung als 
sehr gut zu betrachten ist. 
Das Anemometer steht in elektrischer Verbindung mit 
einem Zählwerk in der Wohnung des Beobachters. Der Strom 
wird während 10 Minuten zur Zeit der 3 Terminbeobachtun- 
gen um 7a, 2p und 9 p geschlossen und die Zahl der in die- 
ser Zeit gebildeten Kontakte abgelesen. 
In Wasa sind anemometrische Beobachtungen seit 27 Febr. 
1897 von dem Beobachter daselhst, Fräulein Ida Pomelin 
angestellt. Die Beobachtungen werden in ähnlicher Weise 
wie in Lauttakylä ausgefäöhrt. Das Anemometer N:o 15 ist 
die ganze Zeit angewandt, und auf dem Dache der Schwe- 
dischen Mädchen-Schule in einer Höhe von 20.4 m iäber dem 
Boden und 2.3 m äber dem Dache aufgestellt. Die Lage des 
Anemometers ist in solcher Höhe fär städtische Verhältnisse 
sehr frei und muss somit als gäönstig bezeichnet werden. 
