N:o 18] Uber die anemometrischen Windstärkemessungen in Finland. 33 
den erwähnten Anemometer-Umtausche in den Jahren 1895 
und 1901 abhängen. 
Vergleicht man Monat fär Monat die Windstärke in 
Lauttakylä mit derjenigen in Upsala, Helsingfors und Wasa, 
findet man mehrere Monate, die hinsichtlich eines jeden 
Vergleichsortes sehr viel von den mittleren Verhältnissen 
abweichen. Wir haben diese Monatsmittel in der Tabelle 
durch Kursiv hervorgehoben, wobei die warscheinlich zu 
niedrigen Werte mit einem Sternchen markiert sind. Ent- 
sprechende Bezeichnungen sind in der Tab. för Wasa ange- 
wendet. 
Wir sehen, dass die hohen Jahresmittel fär 1902 und 
1903 dadurch entstanden sind, dass die Wintermonate höhere 
Werte als in fräheren Jahren angeben, obgleich die Sommer- 
monate sich normal verhalten. Ferner haben wir noch Ver- 
gleiche mit einem zweiten in Lauttakylä angewandten Anemo- 
meter angestellt. Das Snellman-Lindstedt'sche Anemometer 
hat nämlich seit Juni 1901, wo das Anemometer N:o 7470 
eingefährt wurde, in fortwährender elektrischer Verbindung 
mit einem zweiten Zählwerke gestanden und ist jeden Abend um 
9p abgelesen worden. Die auf diese Weise erhaltenen Mo- 
natsmittel weichen im allgemeinen höchstens + 0.5m von 
den äbrigen ab, aber in denjenigen Monaten, wo die in der 
Tab. X angeföhrten Mittel nach den Vergleichen mit Upsala 
wenigstens 1 m zu hoch zu sein scheinen (z. B. im Dez. 1902, 
Febr., Okt.—Dez. 1903), sind die Angaben des Snellman- 
Lindstedt'scehen Anemometers 1 å 2 m niedriger. 
Diese Vergleiche täberzeugen uns davon, dass der Fehler 
wirklich in dem Anemometer liegt, und da man Grund hat 
anzunehmen, dass das in Lauttakylä zuletzt angewandte Ane- 
mometer N:o 7470 zuverlässiger als das vorher angewandte, 
an Ort und Stelle gebaute ist, muss man den Schluss ziehen, 
dass im allgemeinen und besonders während der Winter- 
monate in den Jahren vor 1902 das Anemometef zu niedrige 
Angaben geliefert hat. Wahrscheinlich muss man hier wie 
immer mangelhafte Kontakte, entstanden durch Beschläge 
und Verunreinigungen, als Hauptursache der Fehler an- 
nehmen. 
