Sd L. William Öholm, [XLVII 
derna voro insmälta i glasrör, infördes dessa därpå och framför 
allt måste den negativa elektroden insättas, under det amalga- 
met var flytande, där den vid amalgamets stelning blef fästad 
i lodrät ställning. Sedan infördes pastan öfver kvicksilfret och 
en kadmiumkloriddeg öfver amalgamet, hvarpä elementet fyll- 
des med torra kadmiumkloridkristaller och mättad lösning. 
Detta för elementen af kadmiumnormaltypen. Hvad åter ele- 
ment af Weston-typ vidkomma bortföllo naturligtvis kristallerna 
och Cd Cl;-degen öfver amalgamet, och desamma fylldes 1 stäl- 
let med Cd Cl;-lösning af bestämd halt. Vid de element, där 
amalgamet var ersatt med en amalgamerad kadmiumstång fästes 
denna i hålet af den gummipropp, hvarmed H-rörets ena sida 
1 detta fall slöts. Stången paraffinerades upptill, så att något 
kontaktställe mellan lösning, metall och luft ej uppstod. Sedan 
alla reagenser blifvit införda, smältes paraffinlager på lösnin- 
gen först i kärlets ena halfva. Genom lutning af kärlet brag- 
tes därpå ett luftlager mellan paraffinet och lösningen. På 
samma sätt förfors med den andra halfvan. På paraffinetsat 
tes korklager och slutligen slöts cellen omsorgsfullt med van 
ligt sigill-lack. 
Temperaturkoefficient. 
För bestämning af elementens temperaturkoefficienter var 
det nödigt att under en längre tid hålla dem vid en konstant 
värmegrad, för att jämvigt vid denna temperatur skulle hinna 
inträda inom hvarje cell. Cellerna höllos därför under dessa 
mätningar 1 en termostat, och då de flesta element voro så in- 
rättade, att de utan vidare kunde placeras i en vanlig vatten- 
termostat, så användes en sådan för ändamålet. Endast cel- 
lerna C och IIT af den vanliga normalelementstypen med i bott- 
nen insmälta elektroder sattes 1 ett glaskärl fylldt med petro- 
leum, hvilket åter placerades 1 termostaten. Dess turbin drefs- 
af en elektrisk motor och temperaturen, som upptogs med två 
1 !/,, grader delade termometrar, höll sig inom hela kärlet 
synnerligen konstant, så länge temperaturen hölls öfver rum- 
mets. För att kunna göra mätningar vid lägre värmegrader 
hade jag ledt en kylledning igenom termostaten. TI detta fall 
