A N:o 19) Untersuchungen iiber die Absorption d. Röntgenstralilcn. 3 



R e i n i g e r, G e b b e r t & S c h a 1 1 iii Erlangen gelie- 

 iert, urspriinglich fiir mediziiiische Zwecke. 



b) Eiii Wehnelt-Unterbrecher, welcher unten im Induk- 

 torschrank angebracht war und drei verschiedene Uiiter- 

 brecher enthielt. Die Dimensionen des ganzen Unterbrechers 

 nebst Gefäss waren: Länge 40 cm, Höhe 30 cm, Breite 20 cm. 

 Der Unterbrecher hatte als Kathode eine gemeinsame Blei- 

 platte; die drei Platinspitzen waren in Porzellanhiillen ein- 

 geschlossen und konnten mit je einer Schraube verstellt 

 werden. 



c) Die Röntgenröhre ist auf dem schematischen Biide der 

 ganzen Anordnung in Fig. 1 ersichtlich, Die mit Wasser- 

 kiihlung versehene Antikathode war aus Platin, Kathode 

 und Anode dagegen aus Aluminium. Die Länge der Röhre 

 zwischen den Aussenenden der Anode und der Kathode 

 betrug 50 cm, der Durchmesser der Glaskugel 19 cm, der 

 Abstand zwischen den Anoden- und Kathodenspiegeln 19 cm 

 und der Abstand zwischen den Mittelpunkten der Anti- 

 kathoden- und Kathodenspiegeln 10 cm. Die Harte belief 

 sich auf etwa 4 bis 5 Grade der Walterskala. Die Röhre 

 war in einem besonderen Stativ so angebracht, dass die 

 Anode nach oben, die Kathode nach unten kam; die Maxi- 

 malin tensität der Röntgenstrahlen war dabei horizontal 

 gerichtet. Die Röhre trug die Bezeichnung Rapid, N:o 

 114027, und stammte von C. H. F. Muller in Hamburg. 

 Betreffend das Stativ darf noch erwähnt werden, dass die 

 Röntgenröhre mit Hiilfe desselben in verschiedene Lagen 

 eingestellt werden konnte; die Röhre war durch einen Man- 

 tel aus Blei geschiitzt, in welchem sich gegeniiber der An- 

 tikathode ein rundes Loch befand; die Strahlung ging durch 

 dieses Loch. 



d) Der lonisationsapparat öder das Elektroskop (Fig. 2) 

 war ein wiirfelförmiger Kammer mit 9 cm langer Innenkante. 

 Die Wände waren aus 5 mm dickem Bleiblech, das aussen 

 mit 2 mm dickem Aluminiumblech iiberzogen war. Auch 

 Boden und Decke bestanden aus Blei und Aluminium. Der 

 Apparat war auf einem eisernen Stativ mit vier Fussen mon- 

 tiert. In zwei gegeniiberliegenden Wänden gab es an derselben 



