A. N:o 21) Bestimmungen des Ammoniakgehaltes u. s. w. 9 



vorhaiiden war giebracht. Im selben Raum wurdeii auch 

 die Untersuchungsflascheii uiitergebracht und sämtliche die 

 Messungen vorhergehenden Operationen Ausgefiihrt. 



4. Optische Untersuchung des Normalwassers. 



Fiir die Messungen der Lichtabsorption wurde ein von 

 der Firma Fr. S c h m i d t & H a e n s c h Berlin bezogenes 

 Spektralphotometer nach K ö n i g-M artens^) benutzt 

 mit einer von derselben Firma gelieferten »grossen Beleuch- 

 tungseinrichtung». Als Lichtquelle wurde eine Nernst-Projek- 

 tionslampe von c:a 800 Normalkerzen Starke benutzt. Die 

 Proben wurden in 25 cm länge Röhren eingefiillt, die mit 

 planparallelen an die Rohrenden genau angeschliffenen und 

 an dieselben fest verschraubbaren Spiegelglasplatten verschlos- 

 sen waren. Die Absorption des Lichtes wird ausgedriickt 

 durch den Extinktionskoeffizienten t, der durch die Gleichung 



T=J . 10 



- £(l 



definiert ist, wo J' die durchgehende, J die einkommende 

 Lichtmenge und d die Schichtdicke in cm bedeuten. Die 

 Absorption wurde stets bezogen auf dasselbe Wasser von 

 derselben Schichtlänge ohne Nessler, wodurch die Eigen- 

 absorption des Wassers eliminiert wurde. Eventuelle vom 

 Instrumente herriihrende Verschiedenheiten wurden elimi- 

 niert, indem zuerst in einer Lage abgelesen wurde und dann 

 die Röhren umgewechselt. Um noch zu kontrollieren, dass 

 die Lichtquelle sich während der Messung nicht verändert 

 hatte, wurden darauf wieder Ablesungen in der ersten Lage 

 gemacht. Die Anzahl der Ablesungen in jeder Lage war fiir 

 gewöhnlich acht. Die Berechnung der Differenz in der Licht- 

 absorption zwischen nesslerisiertem und nicht nesslerisiertem 

 Wasser geschieht, wenn Ui die Winkeleinstellung auf gleiche 



') F, F. Mårtens u. F. Grunbaum: Cber eine Neukonstruktion 

 des Königschen Spektralphotometers. Annalen der Plij^sik 4 F.12 Bd. 1903 

 Seite 984. 



