i64 

 définitivement le thermomètre. Les deux points 

 fixes qui servent de base sont, comme je viens de 

 le dire , ceux de la congélation et de l'eau bouil- 

 lante. 11 s'agit donc de les déterminer bien exac- 

 tement. 



La température de la glace fondante est absolu- 

 ment invariable; mais il faut avoir soin d'y plonger 

 exactement la boule et toute la partie du tube qui 

 contient le mercure. Celui-ci, en se contractant, di- 

 minue de volume et descend dans le tube ; lorsqu'il 

 a fini ce mouvement, il faut marquer le point où 

 il s'arrête et attendre encore quelques instans pour 

 s'assurer qu'il n'y a point variation. 



11 est plus difficile de déterminer le point de 

 l'eau bouillante. Pour cela on se sert d'un matras h 

 large col; on le remplit à moitié d'eau, de façon 

 que le thermomètre introduit ne touche pas à sa 

 surface, car c'est la vapeur seulement qui doit agir 

 sur le mercure. Le col du matras est fermé par un 

 bouchon percé de deux trous; dans l'un passe le 

 thermomètre^ que l'on peut hausser et baisser h vo- 

 lonté; dans fautre est introduit un tube recourbé 

 pour laisser échapper la vapeur surabondante. Dans 

 cette opération il faut enfoncer le thermomètre à 

 mesure que le mercure monte, afin qu'il plonge con- 

 tinuellement dans la vapeur. Lorsqu'il cesse de mon- 

 ter, on marque le point oii il s'arrête, et on a ainsi 

 le second degré de l'échelle. 



Toutefois ce degré n'est exact qu'autant qu'on 

 tient compte des conditions suivantes. Si on a fait 

 bouillir l'eau dans un matras en verre , il faut y 

 ajouter quelques grains de limaille métallique, 

 parce que l'eau bout dans le verre h une tempéra- 



