i68 



raison pour préférer les thermomètres à mercure ; 

 enfin , le volume du réservoir est également à con- 

 sidérer : plus il est grand et moins le rayonnement 

 a d'action sur lui. 



Une autre cause qui influe encore sur les varia- 

 tions du thermomètre consiste dans le rayonne- 

 ment terrestre. La surface de la terre est souvent 

 plus chaude ou plus froide que l'atmosphère. Dans 

 ces deux cas , le thermomètre placé près du sol in- 

 dique une fausse température. L'observation a 

 prouvé qu'en pareille circonstance la différence 

 pouvait aller jusqu'à trois ou quatre degrés. 



Il résulte donc de l'exposition des diverses causes qui 

 peuvent influer sur la température de l'instrument 

 destiné à l'indiquer, qu'il est nécessaire, pourobtenir 

 des données vraies sur le calorique de l'air, de placer 

 celui-ci horizontalement sous un petit toit en planches 

 qui lui cache au moins les 9/1 o™^* de l'hémisphère cé- 

 leste. Cette précaution suffit lorsque le support du 

 thermomètre est en bois et que son réservoir est cylin- 

 drique ou en spirale ; mais lorsqu'il est en boule et que 

 le bois est échancré pour la loger, il est utile de placer 

 dessous une petite planche pour empêcher le rayon- 

 nement terrestre d'agir sur la partie de la boule re- 

 gardant le sol. Cette précaution est à plus forte rai- 

 son nécessaire si le thermomètre est entièrement nu , 

 et même lorsque son support est métallique. 



On peut en même temps avoir un autre thermo- 

 mètre identiquement pareil , mais que l'on laisse ex- 

 posé , sans abri , à l'aspect du ciel, en le soustrayant 

 toutefois à l'action du rayonnement terrestre. On 

 obtient ainsi des observations comparatives qui ne 

 sont pas sans intérêt. Doverge. 



