226 



métal contenu dans une petite cuvette en verre ; on 

 retire le doigt, et le mercure se met en équilibre. 

 La différence qui existe entre le niveau du métal 

 dans la cuvette et sa hauteur dans le tube , repré- 

 sente la pression de l'air, dont une colonne ayant 

 un décimètre carré à sa base pèse io3 kil. i5, 

 poids égal à celui d'une colonne de mercure de 

 même base, ayant 760 millim. de hauteur, ou 

 28 pouces. C'est donc sur ce rapport entre la pe- 

 santeur spécifique du mercure et celle de l'air, qu'est 

 fondée la théorie du baromètre. 



On a donné diverses formes aux baromètres selon 

 leur destination; je n'en ferai connaître que deux 

 qui sont celles le plus généralement adoptées pour 

 les usages domestiques et les observations usuelles 

 de l'agriculture et de l'horticulture. 



La première, dite baromètre à cuvette, qui n'est 

 autre chose que l'appareil décrit ci-dessus et fixé 

 sur un support en bois, est la plus simple et la 

 meilleure pour les usages ordinaires, c'est-à-dire 

 lorsque le baromètre n'a pas d'autre destination que 

 d'observer la pression atmosphérique en restant 

 dans le même lieu. 



La condition la plus essentielle de la bonté d'un 

 baromètre est que son tube soit sur toute sa lon- 

 gueur d'un calibre bien égal et exactement purgé 

 d'air, ce que l'on obtient en chauffant fortement le 

 tube et la cuvette. La moindre molécule d'air in- 

 terposée parmi celles du mercure empêcherait par 

 son élasticité ce métal d'indiquer précisément la 

 pression atmosphérique. On reconnaît que le tube 

 du baromètre est parfaitement vide en finclinant 

 peu à peu jusqu'à ce que le mercure vienne en 



