227 



remplir rcxtrcmité supérieure, sans y laisser la 

 plus petite bulle d'air. 11 est bon d'aller doucement 

 en faisant cette épreuve , car si on la brusquait , le 

 mercure pourrait rompre le tube , contre l'extré- 

 mité duquel il vient frapper d'un coup sec. 



Le support sur lequel est fixé le baromètre est 

 gradué par une échelle divisée en 3o pouces ou en 

 80 centimètres. Le o est inscrit au niveau du mer- 

 cure dans la cuvette , lequel varie peu à cause de 

 la grande différence de capacité entre elle et le tube. 

 Au haut de l'échelle, les indications sont inscrites 

 de la manière suivante : 



à 27 pouces, tempête. 

 27 4 I. grande pluie. 



27 8 1. pluie. 



28 variable. 



28 4 1- l>eau temps. 



28 8 1. beau fixe. 



2g très-sec. 



D'où, résulte la conséquence que plus le mercure 

 monte, plus il fait beau. 



La seconde forme , encore très-usitée, est celle du 

 baromètre à cadran. 11 se compose d'un baromètre 

 à siphon, formé tout simplement d'un tube re- 

 courbé, à branches inégales de longueur, dont la 

 plus longue est hermétiquement fermée, et la plus 

 courte ouverte. Ce tube est rempli de mercure en le 

 chauffant fortement. Ce siphon est fixé derrière un 

 cadran percé au centre d'un trou qui laisse passer 

 l'axe sur lequel s'ajuste l'aiguille, axe qui supporte 

 derrière le cadran une double poulie de 40 mm. 

 (environ 18 lignes) de circonférence. Le siphon qui 



