Nr. 3 Zentralblatt für Physiologie. 109 



und flurch die Reibuno- der Schreibspitze am Papier (Art der sicli 

 berührenden Materiahen und Druck der Schreib-pitze). 



H. J a f f e (Wien). 



A. N. Richards aud C. K. Drinker. An apparatus for tJie perfusion of 

 isolated organs. (Journ. of Pharm, and exper. Ther., VII, 4, 

 p. 467.) 



Es wird ein Durchströmungsapparat geschildert, der im wesent- 

 lichen aus mechanisch betriebenen gläsernen Pumpen und Kautschuk- 

 ventilen besteht. Die Einzelheiten müssen im Original nachgelesen 

 werden. W. K o 1 rn e r. 



H. Siedentopf. Über das Auflösungsvermögen der Mikroskope bei Hell- 

 feld- und Dunkelfeldbeleuchtung. (Zeitschr. f. wissensch. Mikrosk., 

 XXXII, 1, S. 1.) 



Während im allgemeinen das Auflösungsvermögen des Mikro- 

 skopes bei gegebener Wellenlänge des Lichtes und gegebener Apertur 

 des Mikrnskopobjektives durch den kleinsten, gerade noch abbild- 

 baren Abstand eines Strichgitters berechnet wird, erweitert Verf. die 

 Fragestellung nach zwei Richtungen. Erstens verändert er bei einem 

 gegebenen Gitter die Apertur des Objektes und der Beleuchtung, 

 zweitens steigert er die Apertur der Beleuchtung über die des Ob- 

 jektives hinaus, geht also von der Hellfeldbeleuchtung zur schiefen 

 Dunkelfeldbeleuchtung über. 



Er bespricht zunächst die Wichtigkeit der Beugungsstrahlen 

 für das Zustandekommen des mikroskopischen Bildes; dieses ist eine 

 Interferenzerscheinung der Beugungsstrahlen miteinander oder mit 

 den unabgebeugten Lichtstrahlen in der Bildebene. Damit ein solcher 

 Interferenzeffekt entsteht, ist die Koherenz der Lichtschwingungen 

 notwendig. Die koherenten Teile werden zur besseren Anschaulich- 

 keit farbig dargestellt, sowohl bei gleicher Irisöffnung und verschieden 

 großer Apertur des Objektives wie bei konstanter Objektivöffnung 

 und Veränderung der Weite der Iris. 



Bei der Dunkelfeldbeleuchtung entfällt die Mitwirkung des un- 

 abgebeugten Anteiles der beleuchtenden Strahlen an der Bilderzeu- 

 gung. Bei einem gegebenen Objektiv und bei einer gegebrnen Wellen- 

 länge des beleuchtenden Lichtes ist das Auflösungsvermögen im 

 Dunkelfeld niemals größer als das bei äußerst schiefer Hellfeldbe- 

 leuchtung. Durch genaue Berechnungen kommt Verf. zur Aufstellung 

 des folgenden Satzes: ,,Nur dann wird im Dunkelfeld das volle Auf- 

 lösungsvermögen der Objektive erreicht, das sie bei äußerst schiefer 

 Hellfeldbeleuchtuno; besitzen, wenn die numerische Apertur der Be- 

 leuchtung ein ganzzahliges Vielfaches der numerischen Apertur des 

 Objektives ist." Dies gilt sowohl von der einseitig sowie von der 

 etwas hellere Bilder gebenden allseitig schiefen Dunkelfeldbeleuch- 

 tung. Um Lücken im Auflösungsvermögen zu vermcciden, soll die 

 Apertur der Dunkelfeidbeleuchtung mehr als doppelt so groß wie die 

 Apertur des Objektives sein. 



9* 



