180 Zentraiblatt für Physiologie. Nr. 4 



Leitung Dr. G. P a n c o n c e 1 1 i - C a 1 z i a s steht, ausgeführt und 

 bringt nach 72 Textseiten auch die gesamten MateriaHen. AnlaI3 zur 

 Ausarbeitung gab die Beobachtung, dai3 die meisten Kurvenbihler 

 kleine Zickzaclibewegungen aufwiesen, die der Verf. bei zirka 2000 

 ausgemessenen Kymographionaufnahmen des Hottentottischen fand. 

 Zuerst auf ungeschickte Handhabung des Apparates zurückgeführt, 

 wurde dann — als sie auch bei späteren Aufnahmen trotz der inzwischen 

 erlangten Übung noch vorkamen — • unsicheres Halten des Tones als 

 Ursache angenommen, als aber auch dieses Moment ausgeschlossen 

 blieb, die Frage aufgeworfen, ob nicht doch Unzulänglich- 

 keit der Apparate die Ursache sei? 



Der Verf. fand keine befriedigende Antwort, seine Unter- 

 suchungen zeigten, daf3 man nur auf Umwegen zur Lösung dieses Pro- 

 blems kommen kann. Er beschränkt sich auf die Feststellung der 

 Fehlermöglichkeiten, die durch die Aufnahme-, Auswertungs- und 

 Darstellungstechnik bedingt sind. Unter den Aufnahmenapparaten 

 wurde besonders das Zimmermann sehe Kymographion, Modell 

 358, das seit 1912 im phonetischen Laboratorium in Gebrauch steht, 

 geprüft. Von der zirka 3' 28" großen Bewegungsdauer des auf g 65 

 eingestellten Apparates entfallcr zirka 2" auf die Anfangsgeschwindig- 

 keit; 2' auf den allein brauchbaren Teil der Motorbewegung, auf die 

 Normalgeschwindigkeit; 1' 18" auf die allmählich eintretende End- 

 geschwindigkeit. Auf g 65 montiert, hat der Apparat nach dem Toureii- 

 fühler eine 30 cm-Mantelgeschwindigkeit pro Sekunde, jede Stimm- 

 gabelregistrierung also 3 mm 



Nach der graphischen Darstellung und der Mittelwertsberech- 

 nung der Einzelwerte schwankt die Abszissenlänge der Registrierung 

 bei größter Geschwindigkeit zwiscli«!! 3*0 und 2'9 mm ; die allgemeinen 

 Schwankungsgrößen des verwendbaren Teiles sind : 1. ixath den Einzel- 

 werten ± Viooo t>is zirka =t: Vio rnni, 2. nach den Mittelwerten dtz Vioo 

 bis^^Qomm, 3. nach der graphischen Darstellung: =h^/io bi? ziz^/ionim, 

 4. der einheitliche Mittelwert ist ± '^/loo ^^m- 



Als Chronographen kamen die geeichte Stimmgabel mit Platin- 

 kontakt von Zimmermann (100 v.d.), die geeichte angeschla- 

 gene Stimmgabel (100 v. d.), der Bernstein sehe Federunter- 

 brecher mit Ouecksilberkontakt und Pfeil schem Federsignal (100 v. 

 d.) in Anwendung. 



Als Meßvorrichtungen wnrrlen benutzt: der M e y e r - S c h n e i- 

 d e r sehe Tonhöhenmeßapparat mit Komparator und Lupe ; derselbe 

 Apparat mit Z e i s s-Mikroskop und konstanter Beleuchtung; der- 

 selbe Apparat mit neuer Schlittenführung ; der Meßtisch von Diel 

 mit Z e i s s-Mikroskop. 



Der persönliche Faktor ist eine bedenkliche Fehlerquelle in der 

 Auswertungstechnik, doch treten die Fehlmessungen einer geübten 

 Person auf einem guten Apparat ziemlich in den Hintergrund, doch 

 empfiehlt der Verf. die Ausführung der Auswertungsarbeiten durch 

 zwei oder mehrere geübte Personen. Die durch die verschiedenen 

 Fehlerc{uellen bedingten Meßfehler sind ohneweiters auf einen Mittel- 

 wert zu reduzieren, sobald grobe Einzelschwankungen, in den meisten 



