188 Zentralblatt für Physiologie. {\(r. 5 



verschieden i>:roß; sie zeigten aber in einer gewissen Zone aufeinander 

 l'olgender Drucke besonders holte, gleich liolie Ausschläge, so daß man 

 von einer Breite der größten Oszillationen sprechen mußte. Nun 

 kommen für die Größe des Schreiberausschlages bei meinem Apparate 

 beziehungsweise bei Benützung der E r 1 a n g e r sehen Einrichtung 

 und stets gleicher Manschette in Betracht: 



1. die Größenverhältnisse der beiden übertragenden Räume dies- 

 seits und jenseits des Gummiballons in der E r 1 a n g e r sehen Glas- 

 kugel und die Beschaffenheit des .Gummiballons selbst; 



2. die Größe der gegen die Manschettenwand pulsatorisch an- 

 stürmenden Blutmenge und 



3. wohl auch die Raschheit, mit der die Blutmenge in das arteri- 

 elle Gefäß einschießt, mit der also die Aszension der Pulswelle erfolgt. 



Letzteren Faktor hat man bisher bei diesen Untersuchungen 

 des Pulsbildes vernachlässigt, zum Teil deshalb, weil man ihn bisher 

 nicht genügend sicher auszuschalten vermochte, zum Teil aber auch, 

 weil dieser Faktor (besonders in Hinsicht auf die Gummiüber- 

 tragungen) eine recht geringe Rolle gegenüber den beiden zuerst 

 genannten spielen dürfte. 



Bei meinem und allen ähnlich gebauten Apparaten ändern sich 

 aber mit Änderungen des Druckes ständig auch die im ersten Punkte 

 erwähnten Verhältnisse, und zwar derart, daß mit steigendem Drucke 

 der im E r 1 a n g e r sehen Glaskolben befindliche Gummiballon und 

 damit der Raum diesseits des Ballons mehr und mehr gedehnt wird, 

 während gleichzeitig der nach außen von diesem Ballon gelegene Raum, 

 also der Raum zwischen Außenwand des Gummiballons und M a r e y- 

 scher Schreibkapsel, verkleinert wird. Dabei wird auch infolge der 

 Dehnung die Dicke der Gummiwand des E r 1 a n g e r ballons geringer. 

 Auf diese Weise kann eine bei der Drucksteigerung eintretende Ver- 

 minderung der pulsatorisch auf die Manschettenluft wirksamen Blut- 

 welle kompensiert und überkompensiert werden. So kommt es, 

 daß bei den genannten Apparaten, abgesehen von den schon 

 von S a h 1 i (4) berührten Gründen (der Stauung und Rückstauung) 

 in einer gewissen Breite verschiedener Drucke gleich große, maximale 

 Ausschläge ausgelöst werden. Konnte ich auch zur Beurteilung des 

 minimalen Druckes darauf hinweisen, daß der niederste Druck, 

 bei dem relativ größte Ausschläge aus der Manschette beobachtet 

 werden, als minimaler Blutdruck anzusehen ist, so war doch 

 die quantitative Auswertung der verzeichneten Ausschläge behufs 

 Rückschlusses auf die erzeugende Blutmenge sehr erschwert. 

 Es war also ein dringendes Postulat, eine Einrichtung zu besitzen, 

 die es gestattet, den E r 1 ange rballon bei der Pulsschreibung 

 zu umgehen beziehungsweise die Drucksteigerung so durch- 

 zuführen, daß die Schreibfläche von ihr unbeeinflußt bleibt und nur 

 die bei Sistieren der Drucksteigerung gegen den jeweils eingestellten 

 Manschettendruck arbeitende Pulswelle zum sichtbaren beziehungs- 

 weise graphischen Ausdrucke kommt. Dieser Forderung glaube ich 

 durch die Konstruktion meiner Schreibkapsel gerecht geworden 

 zu sein. 



