ZENTßALBLATT 



für 



PHYSIOLOGIE. 



Organ der Deutschen Physiologischen Gesellschaft. 



Unter Mitwirkung der Ptiysiologischen Gesellschaft zu Berlin 

 und der Morphologisch -Physiologischen Gesellschaft zu Wien 



herausgegeben von 



Prof. C. Schwarz und Prof. H. Steudel 



in Wien. in Berlin. 



Verlag von Franz Deuticke in Leipzig und Wien. 

 Preis des Bandes (zirka 50 Bogen) Mk. 32*— . 



Bd. XXXI. NiTi. 



Um ein schnelleres Besprechen der erscheinenden Literatur zu ermöglichen, 

 werden die Herren Autoren dringend gebeten, die Separatabdrücke ihrer Ar- 

 beiten so bald als möglich an die Herausgeber einsenden zu wollen, und zwar 

 Arbeiten biophysikalischen Inhaltes an Herrn Carl Schwarz, Wien, III., 

 Linke Bahngasse II, Arbeiten biochemischen Inhaltes an Herrn H. Steudel, 

 Berlin N. 4, Hessische Straße 3/4. 



Originalmitteilung. 



[Aus dem k. u. k. Garnisons-Spital Nr. 2, 



Konimandant: Oberstabsarzt I. Klasse Dr. Dra stich, VI. Abteilung 



[Oberstabsarzt : Prof. Dr. Alexander].) 



Beschleunigung 

 der Berußung langer Kymographionschleifen. 



Von Landst.-Korp. mit dem E.-F.- Abzeichen Karl Cornelius Rothe. 



(Bei der Redaktion eingelaufen am 17. Juli 1916 ) 



Seit allgemeiner Einführung des Auer-Gasglühlichtes erzeugt 

 die Wiener Gasanstalt ein Leuchtgas von großem Heizwert, aber 

 geminderter eigenen Leuchtkraft. Unangenehm wird dies empfunden, 

 wenn man lange Kymographionschleifen mit dem Gasberußer schwärzen 

 will. Ich habe daher folgende Einrichtung getroffen, durch welche 

 eine lange Schleife in kaum einer Minute gut geschwärzt werden kann, 

 ohne daß das Papier mürbe und brüchig wird. 



Das Leuchtgas wird zuerst in eine W u 1 f sehe Flasche durch 



eine Glasröhre geleitet, die fast bis zum Boden reicht. Die Flasche 



ist reichlich mit Watta ausgefüllt und enthält bis etwa zur Hälfte 



Benzol. Durch die mittlere Öffnung führt ein mittels Glashahn 



Zentralblatt für Physiologie XXXI. 26 



