16 Zentralblatt für Physiologie. jv^r j 



K. Huldschinsky. Ein einfaches Verfahren zur Herstellung von 

 Mikrophotoqrammen. (A. d. physiol. Institut zu Straßburo; Direk- 

 tor: Prof. Ewald.) (Zeitschr. f. wissensch. Mikr., XXX, 2, S. 206.) 



Verf. verwendet den Leitzschen Zeichenapparat, einen kleinen, 

 schräg über dem Tubus des Mikroskops aufgesetzten Spiegel, dichtet 

 mit schwarzem Papier oder Pappkasten ab und setzt an Stelle d(,'s 

 Zeichenpapiers die photographische Platte. Als Lichtquelle wird 

 eine Bogenlampe verwendet. .J. Lehner (Wien.) 



A. V. Sahlstedt. Erfahrungen über ,,MiJcrokjeldahl' Bestimmungen. 

 (Skandin. Arch. f. Physiol., XXXI, 4/6, S.'367.) 



1. Destillationsmethode. Kühler aus Quarzglas. Destillat wird 

 aufgefangen in Pilchscher Mikrobürette. Modifikation der Hahn- 

 bohrung — zur bequemeren Füllung — im Original durch Zeichnung 

 erläutert. Azidimetrische oder besser jodometrische Titration, wenn 

 Aufschließung nach Gunning - Arnold erfolgt war. 



Die angewandte N-Menge war 0*5 bis l"5mg, der N-Gehalt 

 der benötigten und N-frei nicht käuflichen Reagentien (zirka 5 cg) ist 

 zu berücksichtigen. Bei den 23 angegebenen Kontrollanalysen (Serien) 

 betrug der größte Fehler -j- 2*20 und — 2'56% der berechneten 

 N-Menge. Der durchschnittliche Fehler einer Analyse war + i% 

 der vorhandenen N-Menge, also von annähernd gleicher Größe wie 

 beim Makrokjeldahl. 



2. Übertreiben des Ammoniaks durch Luftstrom. Angewandte 

 N-Menge ebenfalls O'o bis l'5mg; Folin verlangt als Optimum 

 5 mg N, wenn er nicht kolorimetrisch, sondern azidimetrisch arbeitet. 

 Die Methode bewährte sich nicht für genaue Bestimmungen, maxi- 

 male Abweichung vom Mittel -}- 1'3 und — ■4"3%. K. Thomas. 



J. Smit. Über die Methoden zur quantitativen Bestimmung des 

 Mannits. (Labor, f. angew. Ghem. Amsterdam.) (Zeitschr. f. anal. 



ehem., LIII, 8, S. 473.) 



Die bisherigen Bestimmungen des Mannits in Wein und Gärungs- 

 gemischen waren eine gravimetrische und die polarimetrische nach 

 J. Müller. Beide Methoden sind aber mit ziemlich großen Ungenauig- 

 keiten behaftet. Der Verf. hat nun versucht, die von Wagenaar 

 angegebene Methode der Glyzerinbestimmung auch zur Bestimmung 

 des Mannits zu verwenden. Diese Methode basiert darauf, daß 

 hydroxylreiche Körper Kupferhydroxyd in Lösung halten und daß 

 man das gelöste Kupfer nach Zusatz von KJ durch Titration des 

 freigewordenen .Jods mit Thiosulfat ermitteln kann. Die Methode 

 gibt, auf den Mannit übertragen, keine sehr genauen Resultate, 

 da zahlreiche andere hydroxylreiche Körper das Kupferhydroxyd 

 in Lösung halten und das Problem, sie zu entfernen, nicht recht 

 gelöst ist. Immerhin gibt die Methode bessere Resultate als die 

 gravimetrische und ist weniger umständlich als die polarimetrische 

 Methode von Müller. Georg Land mann (Berlin). 



