210 Zentrallbatt für Physiologie. Nr. 5 



gelingen sollle, Zentrifugen von IC^ Dynen zu bauen. .Jedes Grannii 

 würde unter deren Einfluß 1000 kg wiegen, eine Sonderung der 

 verschieden schweren Substanzen also leicht möglich sein. 



Liese gang (Frankfurt a. M.). 



W. Minnigerode. Die Methoden der Zustimmung des Volumens und 

 des Gewichtes der körperlichen Elemente im Blut, historisch und 

 kritisch dargestellt. (A. d. physiol. Institut d. Univ. in Greifswald.. 

 Direktor: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Bleibtreu.) (Inaug.-Dissert., 

 Greifswald, 1914.) 



Zusammenfassende Darstellung des Themas auf Grund der 

 einschlägigen Litei'atur mit besonderer Berücksichtigung der Ar- 

 beiten Bleibtreus. K. Boas (Straßburg i. E.). 



L. Fingerhut und H. Wintz. Zur Methodik der Blutgerimiungs- 

 hestimmung. (A. d. Univ. - Frauenklinik in Erlangen; Direktor: 

 Prof. Dr. L. Seitz.) (Münchener med. Wochenschr., LXI, 7, 

 S. 363.) 



Das \'erfahren der Verff. schließt sich an die Gowanscho Me- 

 thode an. 



Ein aus dickem Glas geblasenes längliches Oval ist von außen 

 mit einer Filzlage bedeckt und hat 2 Öffnungen, eine Einfluß- und 

 eine Ausflußöffnung für Wasser. Durch die ganze Länge des Ovals 

 läuft ein Zylinder aus ganz dünnem Glas, an den beiden Enden mit 

 dem Oval verschmolzen, so daß der Innenraum des Zylinders und 

 der Innenraum des Ovals miteinander nicht konmiunizieren. Durch 

 den Zylinder läuft wiederum ein für Kapillare bestimmtes Führungs- 

 rohr, welches zu beiden Seiten aus dem Gummiverschluß des Zy- 

 linders etwas hervorsteht. Das Führungsrohr ist mit Ausbuchtung 

 und Öffnungen versehen, durch welche die Luft aus dem Zylinder 

 unbehindert die im Führungsrohr liegende Kapillare umspielen kann. 

 Endlich ist im Luftraum des Zylinders ein Thermometer eingebaut, 

 dessen Skala nach außen herausragt. 



Der Apparat wird nun vor Gebrauch mit warmem Wasser 

 so lange gefüllt, bis das Thermometer auf 37** C steht. Das z(?igt uns 

 an, daß die Luft im Zylinder diese Temperatur angenommen hat 

 und somit auch im Führungsrohr für Kapillare dieselbe Temperatur 

 herrscht. 



Wenn der Apparat soweit instand gesetzt ist, verfahren die 

 Verff. weiter folgendermaßen: Eine absolut saubere, mit Alkohol, 

 Äther gereinigte, etwa 15 bis 20 cm lange Glaskapillare wird in Ab- 

 ständen von ungefähr 1 cm eingeritzt und in das Führungsrohr des 

 Apparates zur Vorwärmung gebracht. Nun wird mit einer ausge- 

 kochten, jedoch vollkommen getrockneten Bassinnadel, deren Bassin 

 durch Halten in der Hand auch vorgewärmt ist, das Blut aus der 

 Vena mediana entnommen. In dem Moment, wenn der erste Tropfen 

 Blut sich im Glasbassin zeigt, wird die Sekundenuhr in Gang ge- 

 bracht und das Blut in die vorgewärmte Kapillare gesogen. Die 

 gefüllte Kapillare wird wieder in das Führungsrohr des Apparates 



