— 224 — 
wird in Brüssel 1904, von seinem Erfinder Einthoven, geschildert. 
namentlich wird der Vergleich zwischen dem zu gleichen Aufgaben 
benutzten Kapillarelektrometer durchgeführt. 
Einthoven spricht als Referent der „internationalen 
Kommission zur einheitlichen Gestaltung physiologischer 
Methoden‘. Einthoven setzt auseinander, daß man bei elektro- 
physiologischen Untersuchungen häufig ein Elektrometer und ein 
Galvanometer gleichwertig verwenden könne, dann nämlich, wenn der 
Widerstand konstant, und die Selbstinduktion zu vernachlässigen 
sei. Unter diesen Umständen sei jedoch das Saitengalvanometer 
dem Kapillarelektrometer vorzuziehen, da schnelle Stromschwankun- 
gen durch das Saitengalvanometer unmittelbar in den richtigen 
Verhältnissen wiedergegeben werden. Man kann dabei auch sehr 
schwache Ströme messen, denn mittels einer bald darauf publizierten 
Kondensatormethode ist es Einthoven gelungen, die Bewegungen 
der Saite auch bei stärkerer Spannung zu dämpfen. Sehr schnelle 
und sehr schwache Ströme geben allerdings auch nur Kurven, die 
der Analyse bedürfen. 
Einthoven erläutert den Vortrag durch Projektion von Photo- 
grammen und ladet zum Schlusse die Fachgenossen zur Besichtigung 
des Instruments nach Leyden ein. 
Zu dem Saitengalvanometer hat (H) Cremer (Dem.) das Saiten- 
elektrometer gefügt. 
Das Instrument wird in 2 Formen vorgeführt, die der Vortragende 
in Gemeinschaft mit Dr. M. Edelmann ausgeführt hat. Das elektro- 
statische Feld wird durch Polplatten hergestellt, denen man je nach 
Absicht die mannigfaltigsten Formen erteilen kann. Die beiden 
Instrumente unterscheiden sich hauptsächlich durch die Art, wie 
die Feineinstellung des Beleuchtungs- und Projektionsmikroskops, 
die Feineinstellung der Polplatten gegeneinander und des Fadens 
gegen dieselben bewirkt wird. Während das ältere, aber auch wesent- 
lich billigere Modell in dieser Richtung einfacher gehalten ist, ge- 
stattet das neuere z. B. 2 ebene Polplatten durch ausschließlich 
mikrometrische Verschiebungen genau parallel gegeneinander ein- 
zustellen und dann weiterhin dem Faden eine genau symmetrische 
Lage zu diesen Ebenen zu erteilen usw. Beim neueren Modell sind 
Beleuchtungs- und Projektionsmikroskop mit denselben Einstellungs- 
vorrichtungen versehen wie beim großen Saitengalvanometer neuester 
Konstruktion von Edelmann. 
Infolge der Influenzwirkung auf die benachbarten Polplatten 
ist es schwer, sobald dem Instrumente eine gewisse Empfindlichkeit 
gegeben wird, den Faden in seiner zu der Umgebung möglichst 
symmetrischen Lage zu erhalten. Er wird nach rechts oder links, 
