manchmal auch nach vorne oder hinten in eine neue Gleichgewichts- 
lage gezogen. Die vielen Feineinstellungen des großen Modells be- 
zwecken, dieses Umfallen des Fadens möglichst weit hinauszuschieben 
und dadurch größere Verwendbarkeit des Elektrometers zu erreichen. 
Cremer (Dem.) zeigt ferner, wie sich auf elektrischem Wege 
mit diesem Instrumente wie auch mit dem Saitengalvanometer 
mechanische Vorgänge registrieren lassen. 
Cremer (Dem.) demonstrierte ferner ein Helmholtzpendel 
mit S Kontakten. Seine Herstellung war zweckmäßig, um viele 
Fehlerquellen, die sich bei der Untersuchung des Ablaufs der Pola- 
risationsströme störend bemerkbar gemacht, zu vermeiden. Hierfür 
genügte das Helmholtzpendel mit 4 Kontakten nicht. 
Das vorgeführte Modell aus dem Institute von Prof. Dr. Edel- 
mann & Sohn in München hat S solcher Kontakte, von denen 
einer erheblich früher wie die anderen geöffnet oder geschlossen 
werden kann; dieser dient hauptsächlich dazu, einen polarisierenden 
Strom dem Nerven zuzuleiten. Das Instrument ist ferner so gebaut, 
daß unter Umständen das Aufwerfen einzelner Kontakte direkt 
auf der photographischen Platte registriert wird. Natürlich ist es 
nicht allein für die Untersuchung der Polarisiatonsströme von Vorteil, 
so viele Kontakte zur Verfügung zu haben. So gewährt — um nur 
eines hervorzuheben — z. B. die Möglichkeit, zu einem einzigen 
Stromschluß gleich mehrere Schließkontakte verwenden zu können, 
eine weitgehende Sicherheit gegen etwaiges Wiederöffnen der einmal 
hergestellten Verbindung usw. 
Cremer hält dann noch eine vierte Demonstration auf diesem 
Gebiete, er zeigt nämlich einen Apparat zur Beobachtung der 
Aktionsströme mit Hilfe von Kathodenstrahlen. 
Der Apparat besteht im wesentlichen aus einer Braun-Wehnelt- 
schen Röhre mit Oxydkathode, die auf eine Strecke von etwa 5 cm 
etwas stärker verengt ist als die gewöhnlichen im Handel befindlichen. 
Auf diese verengte Stelle werden — mit Hilfe des früher vom Vor- 
tragenden beschriebenen Transformators für elektrophysiologische 
Zwecke, der eine einfache Umwandlung in einen Elektromagneten 
erfahren hat, — die durch die Aktionsströme im Eisen erzeugten 
magnetischen Kraftlinien konzentriert und bringen hier eine Krüm- 
mung des zur Beobachtung dienenden Kathodenstrahlenbündels 
hervor. Der von den langsamen Wehneltschen Kathodenstrahlen 
auf dem Fluoreszenzschirme erzeugte Lichtfleck wird mit Hilfe des 
Binokularmikroskops betrachtet. 
Apparatur zur Kreislaufphysiologie. 
Noch vor Erfindung der Kinematographie hatte Fano (PB) 
1889 einen Apparat konstruiert, der ihm gestattete, Reihen-Photso- 
15 
