— 2235 — 
getreue Wiederholung eines bereits 1879 von J. W. Stephenson 
veröffentlichten Kondensors dar. Von Zeiss wurde der Paraboloid- 
kondensor F. H. Wenhams mit verbesserten technischen Hilfs- 
mitteln in lichtstarker Form hergestellt, und schließlich kamen die 
aplanatischen Spiegelkondensoren von Leitz und Zeiss zur An- 
wendung. Sie sind unter sich ähnlich und vereinigen die theoretisch 
höchst mögliche Lichtstärke in ihrem Fokus, vorausgesetzt, daß 
sie einwandfrei hergestellt sind, was bei ihrer empfindlichen inneren 
Fokusierung und Zentrierung der Flächen durchaus nicht so leicht 
ist. Die Korrektion der aplanatischen Dunkelfeldkondensoren von 
Zeiss kann man aus einer merkwürdigen optischen Eigenschaft 
der Kardioide herleiten, welche ähnlich der bekannten Brennpunkt- 
eigenschaft der Parabel ist, diese aber noch weit dadurch übertrifft, 
daß diese Kardioidkugelspiegel auch Konstanz der Brennweite 
für alle Zonen zeigen, was für die Ausnutzung der Leuchtkraft kleiner 
Lichtquellen, wie Bogen- oder Sonnenlicht, wichtig ist. 
Die Paraboloid- und Kardioidkondensoren von Zeiss haben 
sich bei vielen Untersuchungen als nützlich erwiesen, z. B. so bei 
den quantitativen Prüfungen der Brownschen Molekularbewegung, 
wodurch deren Zurückführung auf die molekularen Stöße möglich 
wurde, und ferner bei Beobachtung von mikrochemischen Reaktionen. 
Die Helligkeit im Fokus der Kardioidkondensoren ist so groß, daß 
man bei vielen Substanzen reine Lichtreaktionen erzielt und be- 
obachtet. So entstehen z. B. bisher unbekannte kolloide Zwischen- 
phasen und Strukturen beim Übergange des weißen in den roten 
Phosphor. Besonders lehrreich ist die photochemische Umwandlung 
von Bromsilber zu Silber. 
Schließlich ermöglichen diese Kardioidkondensoren eine Auf- 
nahme lebender Bakterien und bewegter mikroskopischer Vorgänge 
bei Dunkelfeldbeleuchtung mit dem Kinematographen (nach 
F. Reicher, J. Commandon und W. Scheffer). 
Künstliche Durchblutung. 
Die Fortschritte dieser Technik spiegeln sich recht gut auf unseren 
Kongressen wieder. 
Jacobij demonstriert (B) 1889 einen in Gang befindlichen Durch- 
blutungsapparat für Organe. Er gestattet, bei einer Blutmenge von 
500 em? im geschlossenen System das Blut zu arterialisieren. Dabei 
wird die produzierte Kohlensäure und der verbrauchte Sauerstoff 
gemessen, und die Durchflußgeschwindigkeit durch das Organ ohne 
Unterbrechung des Kreislaufes bestimmt. Der Inhalt des Apparates 
läßt sich nach beendetem Versuche zur quantitativen Analyse völlig 
entleeren. 
