— 291 — 
Da die Arbeitsleistung einer Kraft das Produkt aus Weg und 
Last ist, so kann man die Arbeit des Radialpulses mittels eines ge- 
eigneten Sphygmographen bestimmen; der Jaquetsche Sphygmo- 
graph wurde hierfür eingerichtet: mit einem Abszissenschreiber 
versehen, damit an der gezeichneten Abszisse die Pelottenexkursion 
(Weg) in Kubikzentimetern abgelesen werden kann. Die Druckkraft 
der Feder (Last) wurde für jede Federspannung und jede Abszissen- 
höhe in Grammen geeicht und läßt sich aus einer Tabelle entnehmen, 
Da sich ergab, daß der Elastizitätsmodul der Feder beim Jaquet- 
schen Sphygmographen für die verschiedenen Spannungsgrade so 
gut wie konstant ist, so kann als Last der Federdruck, welcher der 
Mitte der Sphygmogrammhöhe entspricht, der Berechnung zugrunde 
gelegt werden. Die Multiplikation dieser Kraft (in Grammen) mit dem 
auf der Kurve mittels der Abszissen abgelesenen Weg (in Zentimetern) 
ergibt die Arbeit oder Energie des Pulses in absolutem Maß, d. h. in 
Grammzentimetern. 
Man nimmt bei allen verschiedenen Federspannungen auf ein 
und demselben Papierstreifen kurze Kurven auf und wählt zur Be- 
rechnung diejenige aus, welche das größte Arbeitsprodukt ergibt. 
Für physiologische Zwecke ließe sich die Methode auch auf 
die entblößte Arterie anwenden. 
Endlich zeigt A. Sahli (Bern) noch sein neues Modell des 
Sphygmobolometers. 
Eine flache Gummipelotte auf der Radialarterie mittels eines 
unnachgiebigen Bandes fixiert. Sie steht in pneumatischer Ver- 
bindung mit einem gedämpften Quecksilbermanometer, einem träg- 
heitsfreien Luftmanometer mit Petroleumindex und einer 10 cm? 
fassenden Druckspritze. Das in dem System bei Nulldruck ent- 
haltene Luftvolumen ist bekannt. Steigert man den Druck bis zur opti- 
malen Energieübertragung, das heißt bis zu dem von S. so genannten 
Optimaldruck, der daran erkennbar ist, daß die maximalen Index- 
ausschläge unmittelbar nach seiner Überschreitung wieder abzunehmen 
beginnen, so ist die 
r B ; 
Arbeit des Pulses A = Be, "Bop2 136 Grammzentimeter, 
worin P = Optimaldruck in cm Hg, B = Barometerstand in cm 
Hg, V = Luftvolumen bei Nulldruck in Kubikzentimetern, 4 = In- 
dexausschlag in cm Hg. Der Wert 4 wurde ursprünglich durch 
jedesmalige Eichung mittels des gedämpften Hg-Manometers bestimmt. 
Man kann aber auch für jedes Instrument, falls man den Index bei 
der Ablesung immer auf den Anfang der Skala einstellt, was bei der 
eigenartigen Konstruktion des Indexmanometers leicht möglich 
ist, ein für allemal den Quecksilberwert eines Zentimeters Index- 
192 
