— 3805 — 
3. Man demonstriert die Abhängigkeit der Diffusionsgeschwin- 
digkeit der Gase von deren spezifischem Gewicht mit Hilfe einer 
Diffusionszelle von porösem Ton. 
4. Die Abhängigkeit der Diffusionsgeschwindigkeit durch Flüs- 
sigkeitslamellen vom spezifischen Gewicht und Absorptionskoeffizient 
wird mit Hilfe von Seifenblasen mit CO, erläutert. 
5. An mit CO, gefüllter Froschlunge, deren Bronchus mit 
einer graduierten Spitze armiert ist, wird gezeigt, daß die Diffusion 
durch Lungengewebe demselben Gesetze folgt wie die durch Seifen- 
blasen. Die Umkehr des Versuchs — Luft innen, CO, außen — zeigt, 
daß keine sekretorischen Kräfte im Spiele sind. 
Für Forschungszwecke hängt jetzt, da das verbesserte Reg- 
nault-Reiset-Apparat gestattet, an den in reiner und beliebig 
trockener Luft lebenden Versuchsobjekten mit gleicher Genauigkeit 
OÖ, und CO, zu bestimmen, und da in demselben auch genau dosierte 
Arbeit geleistet werden kann, die Wahl des Apparates lediglich von 
der Dauer des zu untersuchenden Vorgangs ab und vor allem davon, 
ob es nötig ist, dabei Muskelarbeit sicher auszuschließen. 
August Krogh (Kopenhagen) zeigt einen Mikrorespirometer. 
Zwei gleiche Glasgefäße von einer Größe, die der Größe des 
Versuchstieres entspricht, werden in das gleiche Wasserbad (das 
während des Experiments gut umgerührt werden muß) gestellt 
und mit den zwei Enden eines langen und sehr engen mit Petroleum 
gefüllten Manometers verbunden. In jedes kommt ein gleiches 
Volumen von Natriumhydrat, das eine Spur CO, enthält. Mit dem 
einen Gefäß ist außerdem das Tier verbunden, während das andere 
als Kompensationsgefäß dient. Die Absorption von O, kann auf dem 
Manometer verfolgt und in Intervallen von entsprechender Länge 
gemessen werden. Nach Abschaltung des Tieres kann die CO, aus 
jedem Gefäße durch Zusetzung von Säure frei gemacht werden, wie 
in Barcrofts Blutgasapparat, und der Überschuß auf der Tierseite 
vom Manometer abgelesen werden. 
Der Apparat ist zur Messung der Sauerstoffabsorption bei 
verschiedenen Temperaturen an Fröschen, Puppen verschiedener 
Insekten und Insekteneiern hinunter bis zu einem Gesamttiergewicht 
von 5mg angewandt werden. In letzterem Fall wurden die Versuche 
ununterbrochen ausgeführt, vom Zeitpunkt kurz nach der Eierlegung 
ab bis zum Austritt der Larven. 
Hans Winterstein (Rostock) demonstriert einen Apparat 
zur Mikroblutgasanalyse und Mikrorespirometrie, den er 
Biochem. Zeitschr., 1912, Bd. XLVI, beschrieben hat. 
C. Gordon Douglas (Oxford) zeigt einen transportablen 
Apparat zur Bestimmung des gesamten respiratorischen 
20 
