— 354 — 
Durch Verwendung von Drehstrom von hoher Periodenzahl ist es 
möglich, bis zu 3000 Umdrehungen in der Sekunde zu erreichen 
bei Verwendung genügend kleiner Anker. Für Zentrifugierversuche 
ist Verf. bisher über eine Geschwindigkeit von 36000 nicht hinaus- 
gekommen. Pflanzen und Tiere, starken Zentrifugalkräften genügend 
lange ausgesetzt, zeigen interessante Veränderungen. Die zentri- 
fugierten Pflanzen, Blüten und Blätter verhalten sich wie erfrorene 
Pflanzen, indem die wasserhaltigsten Teile zuerst zerstört werden 
und in ganz kurzer Zeit eintrocknen. Bei den zentrifugierten Tieren 
leidet zunächst das Gleichgewichtsorgan im Ohr, der Tod der Tiere 
erfolgt bei hohen Zentrifugalkräften unter Wanderung der Kerne 
aus den Zellen. Die schönsten natürlichen Blutinjektionen der Ge- 
fäße lassen sich bei Tieren durch passend abgestuftes Zentrifugieren 
erzielen. Bakterien lassen sich quantitativ aus ihrem Medium durch 
Zentrifugieren entfernen und die beweglichen von den unbeweglichen 
Bakterien sondern. Die ultramikroskopischen Krankheitserreger 
werden durch starkes Zentrifugieren der Forschung zugänglich. 
Chemisch gelang es, viele Kolloide aus den Lösungen abzuscheiden. 
Kasein wurde in reiner Form quantitativ aus Milch abgeschieden. 
Jodstärke konnte zum erstenmal quantitativ aus jodierten Stärke- 
lösungen abgeschieden werden, die überstehende Lösung enthielt 
noch unjodierte Stärke und bläute sich auf erneuten Jodzusatz. 
Die Anwendung der Kälte erleichtert im hohen Maße die Tren- 
nung von Substanzen in Zentrifugen, wenn man nicht, wie Rossi 
vorschlug, gefrorene Gemenge zentrifugiert, sondern während des 
Zentrifugierens gefrieren läßt. Beim Auftauen gefrorener Gemenge 
in der Zentrifuge mischen sich bis zuletzt die aufgetauten Bestand- 
teile mit dem Lösungsmittel, dagegen friert reines Eis aus Gemengen, 
welche -während des Zentrifugierens gefroren werden. Verf. kühlte 
mit flüssiger Luft Zentrifugen und erzwang die Abscheidung reiner 
Kristalle aus Gemengen, welche .unkristallisierbar erschienen. Mit 
Zuhilfenahme des Jodierens und der richtigen Verwendung der 
Kälte ist das Arbeitsgebiet auch der schwächeren Zentrifugen 
beträchtlich erweitert. 
Saitengalvanometer. 
J. K. A. Wertheim Salomonson (Amsterdam) zeigt eine kom- 
plette Saitengalvanometerinstallation mit Kompensations- 
vorrichtung und photographischem Registrierapparat. 
l. Saitengalvanometer. 
Bei der Konstruktion dieser Ausführung des Einthovenschen 
Instrumentes wurden die Prinzipien, welche vom Erfinder angegeben 
