— 35 — 
wurden, genau befolgt. Es wurde versucht, das magnetische Feld 
so kräftig wie möglich zu machen. Dabei kamen die von Weiss 
angegebenen Konstruktionsbedingungen in Betracht. Die -Wickelung 
wurde ganz auf die Polstücke angebracht. Der Querschnitt des 
magnetischen Kreises wurde um so größer gemacht, je größer der 
Abstand vom Interferricum war. In der Weise gelang es, ein 
maximales Feld von 31600 Gauß zu erhalten bei einem Energie- 
verbrauch von etwa 900 Watt. Bei 36 Watt beträgt die maximale 
Feldstärke noch 26000 Gauß. 
Außerdem wurde die Durchbohrung auf das geringst mögliche 
. Maß, nämlich 14 mm zurückgebracht, wobei die Verwendung der 
Zeissschen Objektive Apochromat 4 mm, 0:95 NA als Projektions- 
objektiv und Achromat DD, beide allerdings in einer speziellen 
Fassung, noch möglich war. Hierdurch wurde erreicht, daß ohne 
Beeinträchtigung der optischen Leistung eine wesentlich höhere 
mittlere Feldstärke über die ganze Länge des Interferrikums er- 
zielt wurde. 
Der Fadenträger, welcher die nötigen Zentrier- und Spannungs- 
vorrichtungen besitzt, läßt sich bequem nach Lösung von 
2 Schraubenmuttern aus dem Instrument nehmen. Das Aufsetzen 
neuer Fäden ist sehr einfach. — Durch eine mit Lupe ver- 
sehene Öffnung in dem Fadenträger ist der Fadenträger 
fortwährend der direkten Beobachtung zugänglich, obgleich der 
Faden in einem vollständig von der Umgebung abgeschlossenen 
Raum sich betindet. 
Beleuchtungs- und Projektionsmikroskop sind in 2 senkrecht 
aufeinanderstehenden Richtungen beweglich. 
2. Kompensationsapparat. 
Der Kompensationsapparat ist konstruiert nach der in 
einem Artikel in der Zeitschr. f. phys. Method. angegebenen 
Weise. Durch einen Widerstand von 50 x 01 Ohm fließt ein 
Strom, der von einer Akkumulatorzelle geliefert wird. Mit einem 
Rheostaten wird die Intensität auf einen vorher zu bestim- 
menden Betrag von 5, 10, 20, 50 oder 100 Milliampere re- 
guliert. 
Hierdurch entsteht an den Enden des Kompensationswider- 
standes eine Potentialdifferenz, und zwar für jeden Kontakt 0°5, 
1, 2, 5 oder 10 Millivolt. 
An dem ausgestellten Apparat ist noch ein zweiter Kompen- 
sationswiderstand zu 50 x 0'002 Ohm angebracht, welcher zur Fein- 
registrierung oder auch bei der Kompensation bei stark entspanntem 
Faden verwendet wird. 
23% 
Er 
