— 358 — 
auf das Miterleben und Beobachten durch den Hörer. Er erlaubt 
Versuche zu zeigen, die sich wegen der Langsamkeit oder Geschwin- 
digkeit des Vorganges sonst nicht für die Vorlesung eignen, erspart 
Assistenten, Vorbereitung, Tiermaterial und Mißerfolg. 
Diversa. 
Emil Abderhalden (Halle a. S.) zeigt die Einrichtung einer 
Wage, die automatisch Gewichtszu- und -abnahmen 
registriert. 
Die Wage trägt am Wagebalken einen Spiegel, auf den Licht 
fällt. Dieses wird auf lichtempfindliches Papier geworfen. Jedesmal, 
wenn ein Dezigramm an Gewicht verloren oder gewonnen ist, wird 
die Wage automatisch für einen Moment arretiert und ein Dezigramm- 
gewichtsstück auf jene Seite aufgelegt. die ein Dezigramm verloren 
hat. Die Wage geht dann von neuem von der Gleichgewichts- 
lage aus. 
M. C. Dekhuyzen (Utrecht) demonstriert ein Kryoskop. 
Es ist ein nach Nernsts Theorie modifizierter Beckmann- 
scher Apparat. 
Die Temperatur des Kühlbades ist konstant (—2'5°), 
l. indem eine bestimmte Menge (3 Liter) Kochsalzlösung 
von bestimmter Konzentration (Sg NaCl + 100g Wasser) und eine 
bestimmte Quantität (1'S kg) sehr grob zerstoßenen Eises verwendet 
werden, welches durch einen siebförmigen Rührer unten gehalten 
wird ; 
2. durch Wärmeisolation des Kühlbades (doppelwandiges Ge- 
fäß, dicker Ebonitdeckel). 
Punkt 1 hat Bezug auf Nernsts ‚Konstante der Eisbildung 
und Eisschmelzung‘‘, Punkt 2 auf dessen ‚Apparatskonstante‘“. 
Die Wärmeisolation des Gefrierrohres ist durch Verwendung 
eines Dewargefäßes und einer Luftkammer verbessert. Letztere 
umgibt den oberen Teil des Gefrierrohres und den Impfstutzen. 
Der Apparat gibt in wenigen Minuten Gefrierpunktsbestim- 
mungen von Y/,99° Genauigkeit und arbeitet stundenlang. 
Das Thermometer soll 7 nach der Impfung seinen höchsten 
Stand erreichen, sonst ist die Messung zu verwerfen. Zwei Schläge 
mit dem Rührer genügen, wenn das Thermometer geklopft wird. 
Unterkühlt wird 1° (im Schnellkühler). Die Korrektion des ge- 
fundenen Gefrierpunktes wegen der Eisbildung ist nicht 80, sondern 
65 (bei 20 cm? Flüssigkeit), weil das Thermometer, der untere Teil 
des Gefrierrohrs und der kleine Rührer ebenfalls um 1° erwärmt 
werden, sodaß sich mehr Eis bilden muß. 
Näheres Biochem. Zeitschr., 1908, XI, S. 346. 
