Meridian-Beobachtungen auf der Sternwarte zu Upsala. 3 



Vor der neuen lustrumentirung im Anfange des laufenden Decen- 

 niums ist das Meridianzimmer in verschiedenen Details verändert worden, 

 wobei die Verdoppelung der Breite der Meridianöfinung das Wichtigste 

 war. Die jetzige Breite dieser Öffnung 1,215 m. ist nicht allzu gross, 

 da die Mauerwände des Zimmers eine Dicke von 0,700 m. haben. 



Unter der Meridianöffnung sind zwei Backsteinspfeiler aufge- 

 mauert; die Pfeiler sind mit starken Sandsteinsplatten versehen sowie mit 

 Zinkblech und Filz überzogen. Der nördliche Pfeiler trägt das, von dem 

 ßredmanschen Donationsfond bekostete und im Jahre 1881 eingekaufte, 

 Durchgaugsinstrument von Repsold; der südliche Pfeiler einen Repsold- 

 schen Vertikalkreis von denselben Diuiensionen wie das Durchgangsin- 

 strument und von analoger Konstruction. Der Vertikalkreis wurde im 

 Jahre 1887 auf Staatskosten angeschafft. Beide Instrumente sind durch 

 bewegliche Instrumentenhäuser geschützt. Das Meridianzimmer ist zwi- 

 schen den beiden Pfeilern durch eine leichte Bretterwand mit Meridian- 

 klappen abgeteilt. 



Übrigens enthält das Zimmer, ausser Sonnenschirmen zu den beiden 

 Instrumenten, hauptsächlich die Normaluhr und den elektrischen Schlies- 

 sungsapparat zu dem in einem entfernten Zimmer aufgestellten Eegistrir- 

 apparat, beide von den Dudéuschen Donationsmitteln bekostet und re- 

 spektive in den Jahren 1881 und 1880 eingekauft. 



Auf der Nordseite der Sternwarte ist eine Meridian-Mire vorhan- 

 den etwa 4030 m. vom Gebäude entfernt. Die Mire besteht aus einem 

 viereckigen Granitstein mit einem starken horizontalen gusseisernen Quer- 

 stück, in welchem drei Löcher symetrisch in horizontaler Richtung ange- 

 bracht sind. Die Konstruktion dieser Mire ist indessen insofern nicht 

 ganz befriedigend, dass deren horizontaler Querschnitt im Verhältnisse 

 zur Höhe auffallend klein ist. 



Das Durcligangsinstrumeiit. 



Das Durchgangsinstrument, auf einem starken gusseisernen Stative 

 montirt, hat eine gebrochene Axe mit Centralprisma. Die Brennweite 

 des Fernrohrs ist 970 m.m., und dessen Öffnung 96 m.m. Die Gläser 

 sind von Reinfelder und Hertel in München geliefert. Das instrument 

 hat einen bequemen Umlegeapparat mit Schraube, ist mit Okularmikro- 

 meter, Hangniveau und einem kleinen Einstellungskreis mit Niveau ver- 

 sehen. Das Fadenkreuz lässt sich 90° um die optische Axe drehen, 



