4 Herman Schultz, 



damit das Instrument auch für Polhöhebestimmung nach der Talcotschen 

 Methode angewandt werden kann. Zu diesem Zweck ist auch ein feines 

 Niveaurohr beigegeben. Keine Kollimationsschraube ist vorhanden, weil 

 nach Repsolds Meinung die Justirschrauben des Prismas auch als Kol- 

 limationsschrauben dienen sollen. Seit mehreren Jahren wurde Vaselin 

 immer für Ölung der Axenzapfen gebraucht. 



Das Centralprisma. Das Prisma ist am Ende des Objectivrohres 

 befestigt, die Montirung desselben übrigens die von Repsold gewöhnlich 

 angewandte, also eine ziemlich komplicirte. Die Justirung des Prismas 

 ist schwer und unbequem, besonders weil hier nur die eine der beiden 

 Justirschrauben sicher wirkt. Da die feste Stellung des Prismas mir 

 nicht als hinreichend verbürgt erschien, liess ich nach vielerlei Versuchen 

 im Herbste 1884 die Köpfe der langen Schrauben, welche die Stahlfeder 

 längs der brechenden Kante des Prismas festhalten, mit Seitenstützen 

 versehen. Da es nicht räthlich ist, die Prismenschrauben weiter anzu- 

 rühren, nachdem die optische Justirung ziemlich gelungen ist, wenn man 

 dieselbe nicht für genauere KoUimations-Justirung opfern will, kann es 

 in Ermangelung einer eigentlichen Kollimations- Schraube eintreffen, dass 

 bisweilen ein ziemlich merkbarer KoUimationsfehler übrig bleibt. 



Das Prisma musste aus verschiedenen Ursachen während des Som- 

 mers in den Jahren 1881, 82, 83, 84 mehrmals umjustirt werden, erst im 

 Herbste 1884 aber gelang die Justirung so vollkommen, dass die Sternbilder 

 auch bei Anwendung stärkster Vergrösserung überhaupt ganz vorzüglich 

 waren. Eine Ausnahme davon machten indessen die Bilder im Anfange des 

 bei Okular ost vorangehenden Teiles des Feldes, wo fast immer die Bil- 

 der etwas länglich, die Beugungsscheibe und der Beugungskreis nicht 

 ganz voll waren. Im Herbste 1887 hatte sich das Prisma unerwartet mit 

 Feuchtigkeit beschlagen, so dass es nothwendig wurde, dasselbe abzu- 

 putzen. Auch bei dieser Gelegenheit musste das Prisma ganz umjustirt 

 werden; und, da die besprochene lokale Irregularität der Bilder ganz 

 unverändert nach wie vor auftrat, beruht dieselbe sehr wahrscheinlich auf 

 partiellen Formfehlern einer oder anderer Art. Indessen darf man nicht 

 vergessen, dass die Ausführung der Justirung immer etwas zu wünschen 

 übrig lässt, weil es in Folge der oben bemerkten Fehler der Justirschrau- 

 ben unmöglich ist, eine Drehung des Prismas in der Richtung durch die 

 brechende Kante und senkrecht gegen die reflektirende Fläche des Pris- 

 mas sicher zu bewirken. Ebensowenig darf man übersehen, dass die Ju- 

 stirung immer durch Anwendung eines Reflexsternes von der Sonne ohne 

 dass Mann das Instrument im Aritmuth drehte, ausgeführt wurde. 



