Meridian-Beobachtungen auf der Sternwarte zu Upsala. 5 



Das Axen-nlveau. Das Gestell des Hangniveaus war ursprünglich 

 ziemlich schwach, und, da die Nivellirungsresultate auch keine gute 

 Übereinstimmung zeigten, Hess ich schon im Jahre 1882 die Seitenstücke 

 und die Lager desselben möglichst verstärken. Im Zusammenhang hiermit 

 wurden auch die Ständer zwischen der grossen horizontalen Tragfeder 

 und den Frictionsrollen der Axe neu hergestellt, um die wirkende Feder- 

 kraft besser modificiren zu können. Um bei der Umlegung möglicher- 

 weise entstehenden Spannungen im,. Niveaugestell vorzubeugen, wurde 

 später das untere feste Anschlagsstück desselben mit einer kleinen Fric- 

 tionsrolle von Stahl ersetzt. Ungeachtet dieser scheinbaren Verbesse- 

 rungen blieben die Nivellirungsresultate, wenn auch besser übereinstim- 

 mend als vorher, jedoch immer noch nicht ganz befriedigend, so dass 

 ich schon in demselben Jahre mich genöthigt sah, eine neue Nivellirungs- 

 methode zu versuchen, indem das Niveau nicht wie vorher auf die Zapfen 

 umgehängt wurde, die Umhängung das Niveaus aber durch Umlegung der 

 Axe in den Lagern ersetzt wurde. Die Nivellirungen wurden nachher 

 immer in dieser Weise ausgeführt. Die Resultate zeigten wieder eine 

 viel bessere Übereinstimmung als vorher; da aber die scheinbare Varia- 

 tion in betreff der Neigung der Axe bisweilen grösser ausfiel, als zu 

 erwarten war, machte ich zunächst im Sommer 1883 eine Vorrichtung 

 für Zurückspannung der Tragfeder, so dass bei der Nivellirung und bei 

 den Durchgangsbeobachtungen die Axe mit vollem Gewicht auf den La- 

 gern ruhte. Bei den Einstellungen und überhaupt bei grösseren Dre- 

 hungen um die Axe wurde die Spannkraft der Feder natürlich immer in 

 Anspruch genommen. Dieses ziemlich mühsame Experiment wurde bis 

 zum Anfange des Jahres 1885 fortgesetzt. Durch dasselbe schien es 

 nun vollkommen erwiesen, dass die Feder wenigstens keine störende 

 Einwirkung auf die Nivellirungen gehabt. Um das Niveau und das Stativ 

 gegen Erwärmung durch die Nähe des Beobachters zu schützen, wurden 

 auch im Sommer 1883 Schirme von Pappendeckel an den beiden Enden 

 des Stativs angebracht. Diese Vorrichtung sowie die Bekleidung des 

 Niveaugestells mit Wolle im Sommer 1884 war ohne Zweifel in all ihrer 

 Einfachheit die wirksamste Verbesserung. Die Variation der Neigung ist 

 nachher regelmässig und sehr begrenzt gewesen. Die Neigung zeigt je- 

 doch fortwährend eine kleine systematische von der Temperatur abhängige 

 Variation. Die Versuche, dieselbe unter der Voraussetzung wegzuschaf- 

 fen, dass sie von Temperatur- Veränderungen des Steinpfeilers selbst (in 

 Keller oder im Meridianzimmer) abhängen sollte, misslungen, weshalb es 

 ziemlich fest zu stehen scheint, dass diese Variation der Neigung ganz 



