6 Herman Schultz, 



einfach, auf einer einseitigen, von lokalen Verhältnissen abhängigen, Er- 

 wärmung oder Abkühlung des Westendes des Gusseisenstativs beruht. 



Für Ablesung des Niveaus bei Nacht wurde reflektirtes Licht von 

 der einen der beiden ziemlich entfernen Feldlampen angewandt. 



Aus dem oben Angeführten geht hervor, dass das Niveau für Stu- 

 dien über die Durchmesser der Axenzapfen nicht geeignet ist; da übri- 

 gens noch kein Apparat für diesen Zweck vorhanden war, haben bis 

 jetzt alle solche Untersuchungen unterbleiben müssen. Grössere oder 

 kleinere Drehungen um die Axe haben keine merkbare Einwirkung auf 

 die Angabe des Niveaus. 



Depi Instrumente gehören die zwei Niveauröhre N:o 1353 und 

 N:o 1459, von welchen das erstgenannte bis Juli 1886 angewandt wurde, 

 da das neue Rohr N:o 1459 zur Anwendung kam. 



Ein Sealentheil der Niveauröhre in Bogensecunden ist 



für N:o 1459 nach Repsold .... 1,64. 

 In den letzten hier fraglichen Beobachtungsjahren wurde darauf 

 geachtet, die Neigung immer innerhalb enger Grenzen zu halten, wobei 

 auch die Länge der Blase stets möglichst unverändert gehalten wurde. 



Okulare und Fadennetz. Zum Instrumente gehörten ursprünglich 

 drei Okulare, deren Aeqvivalent-Brennweiten und Vergrösserungen respek- 

 tive sind: 



N:o 1: Brennweite 13,50 m.m.; Vergrösserung 72 

 N:o 2: » 9,00 » ; » 108 



N:o 3: » 6,75 » ; » 144. 



Später wurden folgende Okuläre von Steinheil angeschafft: 

 AH N:o 1: Brennw. 13,5 m.m.; Vergr. 72 

 » N:o 2: » 9,0 » ; » 108 



AF N:o 1: » 7,9 » ; » 123 



» N:o 2: » 5,4 » ; » 180. 



Bis Oktober 1884 wurde hauptsächlich Reinfelder N:o 2 angewandt, 

 nachher N:o 3 bis September 1885, und endlich von dieser Zeit an ohne 

 Ausnahme Steinheil AF N:o 2. Dass eine so starke Vergr. hier mit 

 Vorteil hat angewandt werden können, ist eine gute Empfehlung für 

 das Objektiv, da dasselbe nach den ursprünglich mitgegebenen Okularen 

 für höchstens 144 mal. Vergr. berechnet war. 



Die Feldbeleuchtung geschieht durch die Axe mittelst eines aus 

 dem Centralprisma ausgeschliffenen kleinen negativen Prisma. Als Licht- 

 quellen wurden zwei von dem Instrumente gehörig entfernte feste Pe- 



