8 Herman Schultz, 



Der Abstand zwischen den beiden Mikrometerfäden wurde gleich 

 0,'481 eines Schraubenganges erhalten, wo die Höhe eines Schrauben- 

 ganges in Zeitsekunden = 3,^09. Eine nähere Untersuchung der Schraube 

 ist nicht in Frage gekommen. 



Instrumentfeliler und Reduction der BeobacMungen. 



Von der Bestimmung der Neigung der Rotationsaxe ist im Vor- 

 hergehenden schon gesprochen. Da der Nullpunkt der Scale am einen 

 Ende des Niveaurohres liegt, erhält man die Neigung (i) durch die Formel 



i=l{(W+0)-iW'+0')} , 



wo W und die Ablesungen gegen West und Ost, da der Nullpunkt 

 östlich liegt, W' und 0' die analogen Ablesungen für den Nullpunkt 

 westlich sind. 



Die KoUimation (K) der optischen Axe wurde immer durch Um- 

 legen und Einrichtung auf die Mire bestimmt, das Azimuth (a) durch 

 celeste Beobachtungen mittelst der Angaben der Mire ausgeglichen. Bei 

 Einstellung auf die Mire wurde in den letzten Jahren immer der nach- 

 folgende Mikrometerfaden auf das westliche Mireloch eingestellt, weil 

 die Nähe der Fäden bei Einstellung auf das Centralloch die Genauigkeit 

 der Bestimmung beeinträchtigen könnte. Bezeichnet man mit 

 . . die Ablesung des Mikrometers für Kreis ost, 

 W . . die Ablesung des Mikrometers für Kreis west, 

 M . . die Ablesung für Koincidence zwischen dem Mikrometer- 

 faden und dem festen Centralfaden, 

 K . . KoUimation für Kreis ost. 



Ja . . der Azimuthaiunterschied zwischen der Mire und dem In- 

 strumente: 



erhält man 



K=^{(0-M)-(M-W)} 



^a = l{(0-i/) + (l/- W)} 



