12 Herman Schultz, 



Winter 1887 — 88 zeigten, wurde während des strengen Winters im An- 

 fange 1888 versuchsweise alle Heizung eingestellt, wodurch die Nisch- 

 temperatur bis auf etwa — 10° sank, welcher Umstand aber keine merk- 

 baren Störungen im Gang der Uhr verursachte, die Uhr dagegen bald 

 wieder einen mehr normalen Gang annahm. Es scheint also, dass mit 

 dieser Erwärmung wenigstens Nichts gewonnen wird. 



Für Bestimmung der Temperatur sind in der Nische 3 Thermo- 

 meter — 2 ausserhalb des Uhrgehäuses oben und unten in der Nische, 

 und der 3:te in mittlerer Höhe im Uhrgehäuse selbst — angebracht. Die 

 2 äusseren Thermometer sind für Bestimmung des Temperaturunterschie- 

 des im oberen und unteren Theile der Nische bestimmt; und, da dieser 

 Unterschied meistens sehr unbedeutend war, wurde es mit vollem Recht 

 hypothetisch angenommen, dass der innere Thermometer mit hinreichender 

 Genauigkeit die wahre Temperatur in allen Theilen des Uhrgebäudes 

 angiebt. Für Aufnahme der Feuchtigkeit in der Nische wurde teils Clor- 

 calcium und teils Schwefelsäure angewandt — in den letzten Jahren 

 ausschliesslich Schwefelsäure in der Nische ausserhalb des Gehäuses. 



Beim Aufziehen der Uhr werden die Klappen an den beiden 

 Pforten der Nische geöffnet, wobei der innere Thermometer nie und die 

 äusseren immer sehr wenig (um einige Zehntel des Grades) afiicirt wur- 

 den — jedenfalls nahmen sie nach Schliessung der Klappen gleich wieder 

 den früheren Stand an. Die Uhr wurde einmal in der Woche aufgezo- 

 gen und, obgleich dieselbe etwa 24 Stunden über eine Woche geht, muss 

 man genau, darauf sehen die Uhr jeden siebenten Tag zu derselben Zeit 

 aufzuziehen, weil es sich erwiesen, dass eine Verspätung von nur einigen 

 wenigen Stunden den Gang der Uhr stört. Unter solchen Verhältnissen 

 wurde es endlich (im Vorsommer 1888) beschlossen, die Uhr zweimal in 

 der Woche aufzuziehen. 



Die Aufhängung der Uhr war ursprünglich die alt herkömmliche, 

 wo das Werk mit dem Pendel auf dem starken Rückenstücke des Uhrge- 

 häuses befestigt ist, und das Rückenstück von einem starken Haken ge- 

 tragen wird etc. In Folge merkbarer und häufiger Veränderungen im 

 mittleren Gange schien diese Montirungsart mir indessen, nicht hinrei- 

 chend sicher zu sein, und habe ich dieselbe also ganz verändern lassen. 

 Der Pendel und das Werk sind nunmehr an einer starken Eisenplatte 

 befestigt, welche auf dem alten Haken hängt und im übrigen mit drei 

 starken Schrauben mit Gegenmuttern an der Wand befestigt ist. Das 

 Werk und der Pendel sind demnach vom Gehäuse ganz isolirt. Mit 

 dieser überaus starken Montirung ist es wenigstens nicht leicht denkbar. 



