16 Herman Schultz, 



werden. Dieses ganze System, welches im Anfange vielerlei Schwierig- 

 keiten verursachte, arbeitet nunmehr seit mehreren Jahren mit grösster 

 Sicherkeit und Präcision. Es versteht sich, dass hier durch zufällige 

 Fehler in den Leitungen immer Störungen vorkommen können, und dass 

 einige Übung notwendig ist, um die Fehlerquellen in einem so kompli- 

 cirten System sicher und schnell zu entdecken. 



Instrumentenfeliler und Stand der BeobacMungsulir 



(Hotiwü 34). 



In der Folgenden Tabelle sind die Korrektionen für Instrumen- 

 tenfehler und der Uhrstand zusammengestellt. Die horizontalen Striche 

 bedeuten, dass, zwischen den Tagen, wo dieselben angebracht sind, In- 

 klination, Azimuth, Kollimation oder Uhrstand absichtlich verändert wer- 

 den. Wie man sieht, sind die Variationen in Azimuth und Kollimation 

 recht regelmässig und nicht von bedeutender Grösse ; die Variation der 

 Biegung dagegen zeitweise ziemlich unregelmässig. 



Aus den vom Jahre 1885 erhaltenen Abweichungen der aus den 

 Celesten Beobachtungen erhaltenen: Azimuthe von denen mittelst der 

 Mire ausgeglichenen, ergiebt sich der wahrscheinliche Fehler einer Azi- 

 muth-Bestimmung 



= ± 0,^029. 



Die Biegungszahlen während der ganzen Zeit von Herbste 1882 

 an können mit mehr oder weniger guter Übereinstimmung in 3 Mitteln 

 zusammengezogen werden: 



1882 Sept. 5—1883 Okt. 26 0,^7 ± 0,=004 (77 Best.) 



1883 Okt. 28—1885 Jan. 25 0,24 ± 0,007 (88 Best.) 

 1885 März 23—1888 Mai 16 0,18 ± 0,002 (257 Best.) 



Die wahrscheinlichen Fehler einer einfachen Bestimmung in den 

 drei angegebenen Perioden sind respektive 



± 0,^^032 



± 0,066 



± 0,037. 

 Die hier angeführten Mittel der Biegungen bezwecken nur, eine 

 Übersicht zu geben — bei der Reduction der Beobachtungen kamen näm- 

 lich immer die unten angegebenen für die einzelnen Tage erhaltenen 

 Biegungen zur Anwendung. 



